IX, 3. Heydenreicb: Neuerungen in der bacteriologiscben Technik. 303 



selbst und der Zimmertemperatur anheim gestellt bleibt, während ledig- 

 lich eine einzige Ecke des Apparates in der That eine äusserst feine 

 Regulirung erfährt. Das Endresultat ist keine Constanz, sondern nur ein 

 geringeres Schwanken der Temperatur im Thermostaten als in der Aussen- 

 luft. Daher zielen auch die vielen Verbesserungen an Thermostaten 

 mehr oder weniger bewusst auf möglichst gleichmässige Erwärmung von 

 unten: conischer Boden, durchgehende Röhren, Filzbekleiduug etc. Doch 

 ist noch kein Vorschhig gemacht worden, um die erwärmten Wasser- 

 theilchen im Wassermantel selbst in beständiger Bewegung zu erhalten, 

 d. h. um sie beständig gut und gründlich mit dem weniger durchwärmten 

 Theilen zu durchmischen. Ob dieses Princip auf zu grosse technische 

 Schwierigkeiten stossen würde, wird die Zukunft zeigen ; es ist mir be- 

 kannt, dass in genauen physikalischen Apparaten Aehnliches sich prak- 

 tisch brauchbar bewährt hat'. Es könnte z. B. eine Art Turbine un- 

 mittelbar über dem Boden beständig rotirend gedacht werden. Doch 

 ist auch dieses nicht nöthig. Für bacteriologische Zwecke genügt die 

 innere Selbstausgleichung der Wassertemperatur, vorausgesetzt, dass die 

 Wärmequelle auf den Therraostatenboden überall gleichmässig einwirkt. 

 Diese Gleichmässigkeit der Erwärmung ist aber noch immer nicht 

 erreicht worden. Was hilft die denkl)ar genaueste Regulation, wenn ein 

 Theil der Flammen stärker 

 lieizt, oder gar, wenn der 

 grösste Theil der Flammen 

 dem Regulator wenig oder 

 nicht in dem Verhältnisse 

 folgt wie die übrigen. Und 

 doch ist gleichmässige Bo- 

 den- und Seitenerwärmnng 

 des Thermostaten eine der 

 wichtigsten Bedingungen. 

 Deshalb ist es unum- 

 gänglich nothwendig, dass 



alle Flammen des Heizkörpers wie ein Mann dem Wechsel der Regulirung 

 folgen. Es wäre dieses am besten durch nicht russende kleine Bunsen- 

 brenner, von denen ein jeder seinen Hahn und seine Drahtnetzkappe 

 (Verhütenvon Rückschlag), wie die Muenckebrenner besässe (Figur 2, c7, f/). 



M\ 



2. 



') Aehnliches hat Pkefikr (diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 442) be- 

 schrieben und (p. 444) abgebildet. Die Turbine könnte mit Wasser bewegt 

 werden (gewöhnliche Laboratoriumturbine), 



