312 Koch: Ein Brenner mit automatischem Gasabschluss. IX, 3. 



liehe Kapsel mündet, welche letztere unten durch eine Metallmembran 

 M geschlossen ist. Gegen diese Membran wirkt von unten eine Feder 

 F^ die die Kapsel so gegen die Brennerwand drückt, dass kein Gas bei 

 E zwischen der Kapsel und der Breuuerwand hindurch und bei D aus- 

 strömen kann. Nun ist aber das Schleifenrohr und die Kapsel im Va- 

 cuum und bei niederer Temperatur mit einer sehr niedrig siedenden 

 Flüssigkeit gefüllt, die in Dampfform übergeht, sobald das Rohr 

 erwärmt wird. Dieser Dampf drückt dann die erwähnte Metallmem- 

 bram M und diese die Feder herunter, worauf das Gas zwischen 

 Kapsel und Brennerwand frei hindurch kann. Aus dieser Construction 

 folgt, dass der Brenner bei geöffnetem Gashahn erst dann entzündet 

 werden kann, wenn die Rohrschleife bei A einen Augenblick mit dem 

 Streichholz erwärmt wurde. So lange dann die Flamme brennt, bleibt 

 das Rohr AB warm und deshalb die Gaszufuhr geöflPnet. Sobald aber 

 die Flamme durch Zugluft oder auf andere Weise zum Verlöschen ge- 

 bracht wird, erkaltet die in Rohr und Kapsel enthaltene Flüssigkeit und 

 der Gasstrom wird bei C in wenigen Secunden automatisch abgesperrt. 

 Demnach kann dieser Brenner in allen Fällen, wo Gasflammen ohne 

 Aufsicht brennen sollen, mit Vortheil zur Verhütung von Explosions- 

 gefahr, insoweit letztere durch zufälliges Verlöschen der Flamme ent- 

 steht, angewendet werden. Natürlich kann aber ein solcher Brenner 

 zur Erzeugung constauter Temperaturen, sobald der Gasdruck oder die 

 Zimmertemperatur schwankt, nur in Gemeinschaft mit einem Thermo- 

 regulator dienen. 



Derartige Brenner sind nach Wunsch für Leuchtflammen oder nicht 

 leuchtende Bunsenbrennerflammen zu haben. Die Preise stellen sich 

 für einflammige Brenner mit Glimmercylinder und Einstellhahn auf 

 9 Mk., für ebensolche mit Vorrichtung zum Hoch- und Niedrigstellen 

 auf 10 Mk., für zweiflammige Brenner mit Glimmercylindern, Einstell- 

 hahn und Vorrichtung zum Hoch- und Niedrigstellen auf 17-5 Mk. 



[Eingegangen am 30. December 1892.] 



