IX, 4. Behrens: Winkcl's beweglicher Objecttisch. 437 



blicke befestigen. Es ist dieses eiu Vorzug, dessen sich bekanntlich 

 die meisten derartigen Apparate nicht erfreuen. Bei diesen findet die 

 Befestigung an der Säule des Mikroskopes statt und ist gewöhnlich nur 

 an den von derselben Firma gebauten Stativen möglich. 



Will man den WiNKEL'schen beweglichen Tisch als Markirapparat, 

 als Finder benutzen, also zu dem Zwecke, um in einem mikroskopischen 

 Dauerpräparat eine besonders wichtige Stelle zu markiren und später 

 leicht wieder auffinden zu können , so befestigt man den Apparat der- 

 artig am Mikroskoptische, dass ein bei S etwas sichtbarer, aufklapp- 

 barer Riegel sich fest an die Vorderkante des Mikroskoptisches legt, 

 spannt sodann den Objectträger ein , nachdem man vorher den Riegel 

 rr' soweit nach links geschoben hatte als möglich und ihn dort fixirte, 

 und bringt durch Drehen an Ä und S, nöthigenfalls unter Zuhülfe- 

 nahme eines Fadenkreuzoculares, die gewünschte Stelle in die Mitte des 

 Gesichtsfeldes. Man liest nun den Stand der Theilungeu auf D und F an 

 i' und i ab, indem man die Zehntel Millimeter abschätzt, und 

 bezeichnet sich diese Ablesungen auf dem Objecte; z.B. Z) = 9"7; 

 F—7'8. Diese Angabe genügt vollständig, um selbst bei ziemlich 

 starken Vergrösserungen eine gewünschte Präparatstelle mit grösster 

 Sicherheit wiederzufinden. Da z. B. bei Winkel's Trockensystem 

 8 Ocular 2 und ausgezogenem Tubus (Vergr. 460) der Durchmesser des 

 Gesichtsfeldes 0*25 mm beträgt, so wird man auch in dem Falle die 

 betreffende Präparatenstelle im Gesichtsfelde wieder vorfinden, wenn 

 bei der Abschätzung der Zehntel-Millimeter ein kleiner Irrthum mit unter- 

 gelaufen sein sollte. Es ist wohl selbstverständlich, dass diese für ein 

 bestimmtes Object geraachten Angaben nur dann zum Wiederauffinden 

 jener Stelle führen, wenn man später den Apparat an dasselbe Mikroskop 

 ansetzt, da ja die verschiedenen Instrumente verschieden grosse Tische 

 haben. 



Der Apparat, von hervorragend schöner und exacter Arbeit, kostet 

 einschliesslicli eines Mahagonikästchens etwa 90 Mk. Die Firma fertigt 

 jedoch auch einfachere derartige Tische, bei denen die Schrauben- 

 beweguug durch eine allerdings gröbere und daher nicht so sanft gehende 

 Treibbewegung ersetzt ist, und berechnet diese einfachere Form mit 

 60 Mk. 



Um die Genauigkeit des Apparates als „Finder" zu prüfen, wurde 

 ein Objectivmikrometer (2 mm in je 100 Theile getheilt) verwandt. — 

 Bei einer schwächeren Vergrösserung (300) mit einem Objectiv von 0*86 

 numerischer Apertur und einem Durchmesser des Gesichtsfeldes von 

 0'4 mm wurde mit Hilfe eines Fadenkreuzoculares ein bestimmter Punkt 



