IX, 4. Moll: Das Mikrotom Reinliold-Giltay. 445 



mir gehörigen Exemplare existirt, habe ich die Maasse angegeben für 

 den Fall, dass der Eine oder Andere sich danach ein weiteres Exemplar 

 anfertigen lassen will. 



(Eingegangen nm 7. Februar 1893). 



Das Mikrotom Reinliold-Giltaj. 



Von 



Dr. J. W. Moll 



in Groningen. 



Hierzu drei Holzschnitte. 



I. Beschreibung des Instrumentes. 



Es giebt nichts Neues unter der Sonne. Wenn dieser Spruch im 

 allgemeinen Wahrheit enthält, so ist das sicher der Fall auf dem Ge- 

 biete, das ich jetzt betrete. Man braucht nur die einzelnen Jahrgänge 

 dieser Zeitschrift durchzusehen, um zu der Ueberzengung zu gelangen, 

 dass bei der Herstellung von Mikrotomen die verschiedensten Einrich- 

 tungen erprobt worden sind, und es kaum denkbar sein würde, hier 

 noch etwas wirklich ganz Neues zu bieten. Wenn ich es dennoch wage, 

 die lange Reihe der Mikrotombeschreibungen um eine zu vermehren, so 

 geschieht das in der Ueberzengung, dass das hier zu beschreibende In- 

 strument sehr hohen Anforderungen genügt und sich früher oder später 

 einen wohlverdienten Platz in manchem Laboratorium erobern wird. 



Die Geschichte seines Entstehens ist kurz folgende: Es ist leicht 

 einzusehen, dass den Bewegungen, die von einem Mikrotom ausgeführt 

 werden sollen, in mancher Hinsicht dieselben Anforderungen zu stellen 

 sind, wie den gleitenden Bewegungen verschiedener Theile einer Dampf- 

 maschine. Zugleich aber muss es einem jeden Vorurtheilsfreien auf- 

 fallen, dass die Verbindung der gleitenden Theile bei vielen Mikrotomen^ 

 auf ganz andere Art stattfindet, als man gewohnt ist, diese bei Dampf- 

 maschinen und dergleichen zu bewerkstelligen. Diese Thatsache darf 

 uns nicht wundern, wenn wir bedenken, wie die meisten Mikrotome ent- 



1) Eine günstige Ausnahme in dieser Hinsicht bildet z. B. das MiNOT'sche 

 Mikrotom. (Cfr. diese Zeitschr, Bd. IX, 1892, p. 176.) 



