2 A mann: Einige Verbesserungen und Zusätze am Mikroskopstative. XI, 1 



stehende sogenannte Irisblende und an den beweglichen Objecttisch, für 

 welche es viel Zeit gebraucht hat, bis sie auf dem Coiitincnt gehörig 

 gewürdigt wurden. 



Ein zweiter Punkt betrifft das Anbringen des Polarisators, wie 

 es bei den meisten continentaleu Stativen, welche nicht speciell als 

 Polarisationsmikroskope eingerichtet sind, durch Einhängen in den 

 Diaphragraenträger des Condensors geschieht. Diese Vorrichtung, welche 

 die Irisblende ausser Thätigkeit setzt und oft die freie Bewegung des 

 Beleuchtuugsspiegel verhindert, erscheint mir doch etwas verbessernngs- 

 fähig und -bedürftig. Das blosse Auflegen der Gyps- und Glimmer- 

 plättchen auf die meistens oben ganz flache Fassung des Polarisators 

 ist auch allzu primitiv und unbequem, indem bei geneigter Stellung des 

 Mikroskopskörper die Plättchen abrutschen und, bei vielen Stativen 

 wenigstens, der Raum zwischen Diaphragmenträger und Linsenträger 

 des Abbe nicht erlaubt, mehrere Gyps- und Glimmerplättchen (in 

 ihrer gewöhnlichen Fassung) übereinander zu legen, wie dies bei Ver- 

 suchen über elliptische und Circular-Polarisation nothwendig ist. Sehr 

 erwünscht wäre auch eine einfache Vorrichtung, welche erlauben würde, 

 die Gyps- und Glimmerplättchen für sich, d. h. unabhängig vom 

 Polarisator, in eine Ebene senkrecht zur optischen Achse des Instru- 

 mentes herumzudrehen. 



Ein weiteres Desideratum bezweckt das Nutzbarmachen der heute 

 erreichten hohen Vervollkommnung der feinen Einstellung für exacte 

 Messungen in der Richtung der Achse. Der Kopf der Mikrometer- 

 schraube trägt gewöhnlich eine Theilung, welche die Hundertstel Milli- 

 meter angiebt. Durch längeren Gebrauch von FuESs'schen Stativen, 

 bei welchen die feinere Theilung des Schraubenkopfes und die Zugabe 

 eines Nonius erlauben, Höhen- resp. Dickenmessungen von ein Tausend- 

 stel Millimeter vorzunehmen, habe ich mich überzeugen können, dass 

 mittels einer solchen exacten Construction wirklich Messungen vorge- 

 nommen werden können, welche, unter Beobachtung einiger theoretisch 

 leicht bestimmbaren Cautelen, eine Genauigkeit von 1 bis 2 jx erreichen 

 können. Die Theilung des Schraubenkopfes in 0*01 Millimeter erscheint 

 unter diesen Umständen nicht genügend, um die Vortheile der sehr ge- 

 nauen Construction gegebenen Falls ganz ausnützen zu können. 



Bei den meisten Stativen wird jetzt der Tubusauszug mit einer 

 Millimetertheilung versehen. Diese Theilung mag ihre Nützlichkeit 

 haben, ebenso nützlich aber, oder wohl noch nützlicher, wäre bei Sta- 

 tiven mit grober Einstellung mittels Zahn und Trieb eine Theilung, 

 welche die Höhenverschiebungen des ganzen optischen Systems durch 



