XI, 1. Aman n: Einige Verbesserungen und Zusätze am Mikroskopstative. 3 



die grobe Einstellung, in Bezug auf die Objectebene zu messen er- 

 laubte. Eine solche Theilung lässt sich leicht seitlich am Tubus an 

 geeigneter Stelle anbringen, ein unbeweglicher Index oder besser noch 

 ein Nonius wird an dem Arm, welcher den Tubus mit der feinen Ein- 

 stellung verbindet, angeschraubt. Diese Vorrichtung erweist sich bei 

 der Messung der Brennweite von Linsensystemen als sehr nützlich ; ein 

 weiterer Vortheil derselben besteht darin , dass sie die grobe Ein- 

 stellung wesentlich erleichtert resp. sicher macht. Man braucht nur 

 den Stand des Index für die verschiedenen optischen Combinationen 

 sich ein für allemal bei mittlerer Lage der feinen Einstellung und für 

 eine mittlere Dicke des Objectträgers zu merken und weiss sofort, wie 

 weit man den Tubus hinunter zu schrauben braucht ohne Präparat und 

 Objectiv zu gefährden und ohne genöthigt zu sein, viel an der feinen 

 Einstellung herumzudrehen*. 



Ferner wäre es wünschbar, dass durchweg bei allen Stativen die 

 Blendung am unteren Ende des Tubusauszug durch ein Zwischenstück 

 mit dem englischen oder dem HAHTNACK'schen Gewinde ersetzt werden 

 könnte, um schwache Objective auf die obere Brennebene des zur Be- 

 obachtung dienenden stärkeren Objectives einstellen zu können. Diese 

 höchst einfache Vorrichtung bietet eine Menge Vortheile: Sie erlaubt 

 die mikrometrische Messung der Iris der Objective und somit der 

 numerischen Apertur, die Beobachtung der Beugungspectren und die- 

 jenige der Achsenbilder im convergenten polarisirteu Licht; sie er- 

 leichtert weiter die Anbringung eines Analysators unmittelbar über das 

 Objectiv, was ich nach langjähriger Erfahrung für fortgesetzte Beob- 

 achtung im polarisirten Lichte, für die beste und praktischste Stellung 

 des Analysators halte, indem die kleinen Nachtheile, welche diese 

 Stellung bietet, durch den sehr grossen Vortheil des freien Ge- 

 sichtsfeldes reichlich compensirt werden. Diese Vorrichtung der Ein- 

 stellung des Mikroskopes auf die obere Brennebene des Objectives ist 

 überdies beim Gebrauch des Mikrorefractometers nach Kohlkausch un- 

 entbehrlich. 



Endlich möchte ich den Wunsch aussprechen, dass das Lackiren 

 des unteren Theiles der Objectivfassung durch das zweckmässigere 

 Platiniren oder Palladiiren auf galvanischem Wege ersetzt werde. 

 Besser noch wäre allerdings, die ganze Objectivfassung durch einen 



») So ausgestattet kann das Mikroskop geradezu als Sphärometer, oder 

 meinetwegen gar als Kathetometer gebraucht werden und giebt Decimeter, 

 Centimeter, Millimeter, Zehntel, Hundertstel und Tausendstel Millimeter 

 direct an. 



l* 



