XI, 1. 



Referate. 



55 



halbe Umdrehung vollbracht hat, da dann i und o sich berühren und 

 so der Strom geschlossen ist. Weiter wird i über o hinweggleiten und 

 so das Läuten aufhören; es wird aber wieder beginnen, wenn i und o 

 bei weiterer Drehung der Saite sich wieder berühren. Dieses unter- 

 brochene Läuten dauert bis die Windungen der Saite aufgelöst sind und 

 die Verkürzung soweit gediehen ist, dass i und o sich nicht mehr be- 

 rühren können. Diese Pause im Läuten dauert, bis die Darmsaite sich 

 ganz zusammengezogen hat, wodurch das Metallröhr- 

 chen )i durch Ji fest gegen den Metallstöpsel angedrückt 

 wird. Von diesem Augenblick an ertönt ununterbrochenes 

 Läuten. Der Versuch im Kocn'schen Dampfsterilisir- 

 apparat zeigt, dass das secundenlang unterbrochene 



f^', 



Läuten bei ca. 86 •* C. beginnt und aufliört, wenn die 

 Temperatur von 94 bis 95" erreicht ist. Dann tritt eine 

 Pause ein und wenn 97 bis 98" erreicht ist, ertönt 

 ununterbrochenes Läuten. 



In ähnlicher Form construirte Verf. einen Wärme- 

 messer. Es ist dies eine an einem Ende offene Metall- 

 hülse (Figur 2), durch deren Boden ein Metallstift b hin- 

 durchgeführt ist, welcher letzterer mit einer über das 

 offene Ende der Hülse hinausragenden Drahtspirale c in 

 elektrisch leitender Verbindung steht. Das offene Hülsen- 

 ende ist durch einen Hartgummistöpsel d verschlossen, 

 in dem sich am Grunde einer conischen Ausbohrung die 

 Metallplatte e befindet, die mit einem, den übrigen Theil 

 des Stöpsels durchbohrenden und über diesen hinaus- 

 ragenden Metallstift direct verbunden ist. Legt man dann 

 eine Scheibe einer MetalUegirung g in die conische 2. 



Stöpselausbohrung, so dass sie e nicht berührt, ver- 

 schliesst die Hülse so, dass das freie Ende der Drahtspirale auf die 

 Legirung drückt und verbindet die Enddrähte des Wärmemessers mit 

 einer elektrischen Batterie und einer Signalglocke, so wird, wenn die 

 Metallhülse und die Spirale erwärmt wird, letztere die Wärme auf die 

 Legirung leiten, hier schmelzend und bohrend wirken und endlich durch 

 die Legirungsscheibe dringen und mit e in Berührung kommen. Dann 

 erfolgt Cüutact und das Signal ertönt. Mit Hülfe eines Thermometers 

 kann man durch geeignete Erhitzung des Wärmemessers nach jedem 

 Versuche feststellen, bei welcher Temperatur das Signal erfolgte. 



Verpackt man nun einen solchen Dampffeuchtigkeitsmesser und 

 einen Wärmemesser in ein Desinfectionsobject, so würden bei richtigem 



