56 Referate. XI, 1. 



Verlauf der Desinfection die Signale in folgender Reihenfolge ertönen. 

 Sobald auf den Dampffeuchtigkeitsmesser im Objecto eine Dampf- 

 qualität einwirkt, wie sie im Dampfraurae des angeheizten KocH'schen 

 Dampfcylinders vorhanden ist, erfolgt unterbrochenes Läuten, wenn 

 das Deckelthermometer ca. 86 •* C, zeigt, bis Dampf von 94 bis 95 ^ 

 vorhanden ist. Bei Dampf von 97 bis 98 " beginnt ununterbrochenes 

 Läuten, und wenn lOO** erreicht ist, schlägt auch die Glocke des Wärme- 

 messers an. Jedes Anschlagen der Glocke ausser dieser Reihenfolge 

 beweist unrichtigen Gang der Desinfection. 



Bezüglich der Resultate der Untersuchung der einzelnen Desinfec- 

 tionsapparatraodelle muss auf das Original verwiesen werden. Sie er- 

 gaben im allgemeinen die üeberlegenheit der Apparate, bei denen der 

 Dampf von oben eintritt, wenn der Luft unten genügend Gelegenheit 

 zum Abzug gegeben wird. Rascher als strömender Dampf von 100 bis 

 103** dringt Dampf höherer Spannung in die Desinfectionsobjecte ein. 

 Verf. erklärt auch den gespannten ruhenden Dampf für das beste Des- 

 infectionsmittel, wenn durch eine Condensationsvorrichtung die Desinfec- 

 tion regelmässig gemacht werden kann. Strömender Dampf von 100 

 bis 103 " ist bei gleicher Desinfectionsdauer unter Umständen kost- 

 spieliger als gespannter ruhender von 107 ". 



Verf. glaubt, dass für die Desinfectionspraxis auch die Adhäsion 

 der Luft an starren Körpern insofern Bedeutung hat, als sie an den 

 Sporen der Krankheitserreger sehr fest hafte und deren schwierige Ab- 

 tödtung durch Hitze theilweise bedinge. Durch Versuche mit Lyco- 

 podiumsporen zeigt er, dass die Luft von diesen am leichtesten durch 

 gesättigten und luftfreieu Dampf entfernt wird. Da aber auch luftfreies 

 W^asser die Luft von den Sporen begierig aufsaugt, so ist die Conden- 

 sation des Dampfes im Desinfectionsobject nicht zu hindern, sondern 

 behufs möglichster Ausnutzung der latenten Wärme thunlichst zu fördern. 

 Durch eine Condensationseinrichtung, die ein partielles Vacuum im Appa- 

 rate zu erzeugen gestattet, wird die Entfernung der Luft von den 

 Sporen ebenfalls beschleunigt. Alfred Koch (Geisenheim). 



3. Präparationsmethoden für besondere Zwecke. 



A» Niedere Thiere, 



Zoja, R., Le cellule colorate dell'ectoderma di alcuni 

 idroidi [Die gefärbten Ektodermzellen einiger 

 Hydro! den] (Bollett. Scientifico Pavia Anno XV, 1893. — 

 8 pp. con 1 tav.). 



