Band XL Heft 2. 



Das Objoctiv i|i5" SemiapocLroinat 

 homogene Immersion der Firma F. Koristka 



in Mailand. 



Von 

 J. Aniaiin 



in Zürich. 



Es wurde mir vor kurzem das neue Objectiv '/u" „Semiapochro- 

 mat" der Firma F. Koeistka in Mailand zur Begutachtung vorgelegt, 

 und dürften vielleicht die Ergebnisse der eingehenden Prüfung dieses 

 Systems für die Leser dieser Zeitschrift von einigem Interesse sein. 



Nach dem Katalog der Firma ist die Zusammensetzung dieses Ob- 

 jectives derjenigen der Apochromate ähnlich, nur ist darin der Flusspath 

 durch eine passende Glasart ersetzt. Die Apertur wird zu 1-30 ange- 

 geben, das Objectiv soll mit Compensationsocularen gebraucht werden 

 und giebt bei 160 Millimeter Tubuslänge mit den Ocularen 4, 6, 8, 12, 

 18 Vergrosserungen von 600, 900, 1200, 1800, 2700. Der Preis dieses 

 Systems, zusammen mit den beigegebenen Compensationsocularen 4 und 

 8, beträgt 200 Lire (160 Mark). 



Die Prüfung des mir vorgelegten Exemplares ergab folgende Daten : 

 Brennweite 18 mm, numerische Apertur, mit dem Apertometer gemessen, 

 1"32. Das beigegebene Immersionsöl (eingedicktes Cedernholzöl) hat 

 einen Brechungsindex jij) = Vbl5. 



Als Ocular gebraucht, die Frontlinse gegen das Auge gekehrt, zeigt 

 das System keine grösseren und nicht zu viel kleine Flecken. Diese 

 einfache und äusserst empfindliche Prüfung der Linsen auf ihre Beschaffen- 

 heit ist schon von Hakting vorgeschlagen worden, scheint aber neuer- 

 dings etwas in Vergessenheit gerathen zu sein; doch betrachte ich die- 

 selbe als unerlässlich, da mir bereits Objectivsystemc vorgekommen sind, 

 welche zahllose Flecken, ja einige Male sogar ganze vielfach verschlun- 



Zeitschr. f. wiss. Miltroskopie. XI, 2. 10 



