I-K; Amann: Das Objcctiv '/i.-." Scniiapoclironiat der Firma Koristka. XI, 2. 



"•ene Fäden im Innern der Linsen zeigten, wodurch diese Objective 

 sicherlich nichts an Qualität gewannen. Absolut fleckenlose Systeme 

 kommen nach meiner Erfahrung äusserst selten vor. Man muss aller- 

 dings bedenken, dass infolge der sehr starken Vergrösseruug der Front- 

 linsc die minimalsten Fehler dabei sichtbar werden, und wird man ein 

 Objectiv nur dann beanstanden, wenn ein nicht unbeträchtlicher Theil 

 seiner Oeffnung befleckt erscheint. 



Die ABBK'schc Probe bestand das Objectiv gut. Bei Anwendung 

 eines Immcrsions-Coudensators von 1*40 n. A. und centraler Beleuchtung 

 sind die Ränder der Spalte in der Silberschicht der Probeplatte, mit 

 Compensationsocular 6 im centralen Theile des Gesichtsfeldes sehr scharf 

 und bei genauer Einstellung vollkommen frei von Farbensäumen und 

 Lichtnebel, an der Peripherie werden schmale Fai-bensäume und, ganz 

 am Rande, ein schwacher Lichtnebel sichtbar. Farbensäume und Licht- 

 nebel verschwinden sobald die äusserst schiefen Strahlen abgeblendet 

 werden. Bei dem geringsten Wechsel in der Einstellung kommen die 

 Farbensäume des secundäreu Spectrums : grünlichgelb bis violettblau, 

 deutlich zum Vorschein, was, bei dem sehr grossen Oeffnungswinkel, bei 

 Achromaten übrigens nicht anders möglich ist. Das Bild ist übrigens 

 bis zum äussersten Rande des Gesichtsfeldes scharf und farbenrein. Mit 

 Compensationsocular 12, welches angewendet wurde, um zu prüfen in 

 wie weit das Objectiv eine starke Angularvergrösserung verträgt, er- 

 scheint der Rand des Oculardiaphragma leicht orangegelb gesäumt, 

 während derselbe mit Compensationsocular 6 farblos war. Die Begren- 

 zung der Silberschicht zeigt leichte gelbgrün bis blauviolette Säume, doch 

 bleibt die Definition bis zum Rande in befriedigender Weise scharf. 



Bei schiefer Beleuchtung unter Anwendung des Immersionsconden- 

 sators wie oben, damit die äusserst schiefen Strahlen von beinahe 60° 

 Neigung gegen die Achse bei der Abbildung noch thätig werden, sind 

 mit Ocular 6 die Farbsäume des secundären Spectrums sehr deutlich; 

 der dem Lichteinfalle zugekehrte violett gefärbte Rand der Spalte er- 

 scheint etwas verwaschen, der andere gelbgrün gefärbte Rand dagegen 

 scharf bis zum äussersten Rande des Gesichtsfeldes. Lichtnebel ist 

 nicht bemerkbar. Nach Abbiendung der äusserst schiefen Strahlen und 

 Verringerung der wirksamen Apertur auf etwa 1-20 werden die Farb- 

 säume auf ein Minimum reducirt, und die beiden Ränder der Spalte er- 

 scheinen bis zum äussersten Rande sehr scharf begrenzte 



1 



») Ich möchte die Prüfung der Objective mittels der ABBE'schen Probe- 

 platte und ähnlich beschaffener Testobjccte, unter Anwendung der möghchst 



