152 



Seh äff er: Glasgctass zur Verarbeitung von Schnittserien. 



XI, 2. 



an Flüssigkeit ermöglicht gewesen wäre. Durch diese Constructiou 

 wäre die erste Anforderung, welche an ein zweckmässiges Objectträger- 

 badekästchen gestellt werden musste: bei möglichster Ersparniss an 

 Flüssigkeiten (Farben, Alkohol, ätherische Oele, Xylol, Toluol etc.) eine 

 mögliclist grosse Anzahl von Objectträgern behandeln zu können, erfüllt 

 gewesen. Weiter sollte das Gefäss aber auch reagentienfest, gut ver- 

 schliessbar, leicht zu reinigen sein und durfte keine Substanzen enthalten, 

 welche Farbstoffe angreifen. Das Material konnte also demnach nur 

 Glas sein- aber der erste Versuch, ein solches Gefäss aus einem Stück 

 Glas pressen oder giessen zu lassen, stiess zunächst auf unüberwindliche 

 Schwierigkeiten. Ich nahm daher meine Zuflucht zu gepressten Blech- 

 kästchen, welche die 



Ww" 



TT 



)Pii!r!iii:'i:i;iiiiiii]iii:iiiiiiMhi!liii'ilii 



I ||lk \ 



TT 



1 



I 



f 



^ 



Uli 



I 



llllllüllllllll. 

 'Illlitr 



I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimlll' 



' iiiilii 



■''illiiil 



C' 



1. 



3. 



Höhe und Breite des 

 Paraffinformates be- 

 sassen (36 X 76 mm) 

 und ausserdem 54 mm 

 tief waren. In den 

 Boden derselben wa- 

 ren fünf Rinnen ein- 

 gepresst, und auf zwei 

 an den Schmalseiten 

 eingepressten Vor- 

 sprüngen konnte ein 

 Rost mit fünf breiten 

 Schlitzen aufgelegt 

 werden, durch welche die Objectträger hindurchgesteckt wurden. Das 

 Innere der Kästchen sowie der Rost und das Innere des über- 

 greifenden Deckels war mit einem säure- und alkalienfesten Email 

 überzogen. In diesen Kästchen konnten demnach fünf Objectträger 

 jedes beliebigen Langformates gleichzeitig behandelt werden, und konnte 

 ich durch längeren Gebrauch derselben mich von der praktischen Ver- 

 wendbarkeit dieser Form überzeugen*. Sie war aber immerhin nur ein 

 Nothbehelf, da sie schon wegen des verwendeten Materials nicht allen 

 Anforderungen entsprechen konnte. Abgesehen von ihrer Undurchsich- 

 tigkeit war es unvermeidlich, dass der Emailüberzug da und dort Sprünge 

 bekam oder absplitterte, wodurch die Flüssigkeit mit dem Eisen in Be- 

 rührung kam und ein Rosten desselben nicht hintangehalten werden 

 konnte. 



*) Diese Serienkästchen wurden von der ehemaligen Firma Karl Molleu 

 Wien I, Franzensring 18, verfertigt und auf Lager gehalten. 



