162 Kcibcl: Kleiner Ililfsapparat für die Plattenmodellirmethode. XI, 2, 



wärmen als der Scbmelzpunkt des verwandten am besten nach Graf 

 Spee überhitzten Paraffins. 



Der beschriebene, hier in Vorschlag gebrachte Apparat ist sehr 

 praktisch und entspricht vollständig seiner Bestimmung, jedenfalls viel 

 mehr als das Neaplcr Wasserbad ; freilich ist er im Vergleich zu diesem 

 ziemlich theuer ', dieser Nachtheil wird aber dadurch aufgewogen, dass 

 der Apparat allen Forderungen auch eines grossen Laboratoriums völlig 



genügen dürfte. 



[Eingegangen am 25. März 1894.] 



Ein kleiner Hilfsapparat 

 für die Plattenmoclellirmetliode. 



Von 

 F. Keibel, 



Prof. extraord. und Prosector am Anatomischen Institut zu Freiburg im Breisgau. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



BoKN, dem die Plattenmodellirmethode vor Allen ihre feine Durch- 

 bildung verdankt, beschreibt in seinem Aufsatz „Noch einmal die Platten- 

 modellirmethode" 2 zwei kleine Hilfsapparate, den einen zum Anlegen der 

 Richtungsebene (abgebildet in Figur 2) und einen zweiten den „Ritzer" 

 (abgebildet in Figur 3), um in die durch den ersten Apparat angelegte 

 Richtebene die Richtlinien einzuritzen. Der erstere Apparat ist in- 

 zwischen durch geeignete Vorrichtungen an den Mikrotomen zweck- 

 mässig ersetzt worden. Es dient dazu entweder ein Paraffintischchen, 

 dessen Platte um 90° umgeklappt und dann festgestellt werden kann, 

 oder der Apparat von Kastschenko^, den Jung für seine Mikrotome 

 liefert. Es lag nun nahe, auch den „Ritzer" am Mikrotom anzubringen. 

 Das habe ich versucht, und nach meinen Angaben hat Herr Mechaniker 

 Elbs hier einen kleinen Apparat angefertigt, der inzwischen von mir 



•) Er wird von dem Mechaniker M. Ratümow (Firma Ratumow und 

 Schiller in Moskau) verfertigt und kostet ungefähr 60 Rubel (ca. 200 Jl/l). 

 2) Diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 433—455. 

 ä) Diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p, 173. 



