Band XL Heft 3. 



[Mittheilung aus der Optischen Werkstätte von Cakl Zeiss in Jena.] 



Ueber einen neuen Zeiclienapparat 

 und die Construction von Zeichenapparaten 



im allgfemeinen. 



Von 



Dr. S. Czapski 



in Jena. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Schon seit längerer Zeit war die hiesige optische Werkstätte be- 

 müht, den verschiedenen an einen guten Zeichenapparat zu stellenden 

 und ihr gegenüber wiederholt von zuständiger Seite im einzelnen be- 

 tonten Forderungen durch eine verbesserte Construction der bisher üb- 

 lichen gerecht zu werden. Als solche Forderungen dürften die folgenden 

 zu betrachten sein : 



1) Es darf durch den Apparat das vom Bilde ausgehende Licht gar 

 nicht oder doch nur sehr wenig geschwächt werden, damit dieses Bild 

 bei der geringen Intensität, welche die starken Vergrösserungen auch 

 bei bester Beleuchtung besitzen, oder welche bei schwachen Vergrösse- 

 rungen in Folge mangelhafter Beleuchtung (z. B. bei auffallendem Licht) 

 vorhanden ist, noch genügend sichtbar bleibe. 



2) Es muss das Bild der Zeichenfläche conaxial mit dem mikro- 

 skopischen ebenfalls unter möglichst geringen Verlusten nach dem Auge 

 überführt werden. Es muss aber dabei: 



3) eine Vorrichtung vorhanden sein, um das Verhältniss der In- 

 tensitäten dieser beiden Bilder innerhalb genügend weiter Grenzen zu 

 ändern, und zwar, wie zuerst Beenhaed in dieser Zeitschrift', hervor- 



^) Beenhard. W.. Eine neue Modificatiou des ABBE"schen Zeicheuappa- 

 rates (Diese Zeitschr. Bd. VIII, 1891. p. 291). 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XI, 3. 19 



