XI. 3. 



Czapski: Ueber eineu neuen Zeichenapparat. 



293 



sprechend starker Zusammenziehung der Pupille ein allzu kleiner Theil 

 des Spiegelbelags für die von der Zeiclienfläcbe ausgehenden Strahlen 

 wirksam, zumal bei relativ starken Vergrösserungen d. h. kleiner Aus- 

 trittspupille des Mikroskops. Alsdann würde nur ein kleiner centraler 

 und ein schmaler peripherischer Theil der Pupille in Wirksamkeit ge- 

 setzt, was entschieden ungünstig ist. Ist die Oeffuung des Silberbelags 

 aber klein, so würde bei relativ schwacher Vergrösserung, d. h. grosser 

 Austrittspupille, nur ein Theil derselben Durchgang durch die Oeftnung 

 finden, also die Apertur des Objectivs reducirt werden, was abermals ein 

 Missstand wäre. Es ist daher die Einrichtung getroffen (vgl. Figur 2), 

 dass das Prisma P sammt seiner 

 Fassung aus dem Apparat durch 

 einfaches Herausschieben entfernt 

 werden und gegen ein anderes 

 von anderer Lochöffnung, welches 

 im Voraus gut justirt ist, eben- 

 so einfach ausgetauscht werden 

 kann. Die Lochöffnungen sind bei- 

 läufig zu 1 mm und 2 mm ge- 

 wählt worden, was den meisten 

 Bedürfnissen genügen dürfte; es 

 steht jedoch nichts entgegen, auf 

 besondern Wunsch auch Prismen 

 mit anderen Lochöflfnungen dem 

 Apparate beizugeben. 



Ad 3. Die Veränderung der Lochöffnung ist bereits eins der Mittel, 

 um unserer dritten Forderung zu genügen: das Verhältniss der In- 

 tensitäten von Objectbild und Zeichenfläche gegen einander abstufbar 

 zu machen. Als eines weiteren Mittels zu dem gleichen Zwecke hat man 

 sich, abgesehen von der Regulirung der das Präparat und die Zeichen- 

 fläche erhellenden Lichtquellen, auch oft desjenigen bedient, die Apertur 

 der beleuchtenden Büschel durch Zusammenziehen beziehungsweise Oeff- 

 nen der Irisblende am Condensor zu verändern. Dieses Mittel ist aber m. E. 

 auszuschliessen, da derartige Aenderungen in den geometrischen Verhält- 

 nissen der Abbildung auch die Qualität des Bildes beeinflussen. Es 

 bleibt also nur übrig, die specifische Intensität des von der Zeichen- 

 fläche oder vom mikroskopischen Bild ausgehenden Lichtes durch Ein- 

 schalten von geeigneten Vorrichtungen abzustufen d. h. zu schwächen, 

 wie dies zuerst von Abbe in seinem Zeichenapparat geschehen ist. 



Als solche lichtschwächeude Vorrichtungen kommen nur Rauch- 



