200 Ozapski: Ueber einen neuen ZeicluMiapparat. XI, 3. 



ist namentlich bei Astigmatismus vortlieilhafter als die bisherige, gemäss 

 welcher das Brillenglas zwischen Würfelchen und Spiegel eingeschaltet 

 wird, also für das mikroskopische Bild selbst nicht wirksam ist. 



Zur Abstufung der Helligkeit nach dem Bilde ist, wie bei dem 

 BEKNHAKü'schen Apparate, eine Scheibe B mit vier Rauchgläsern und 

 einer leeren Oeffnung zwischen Prisma und Ocular angebracht. Der 

 excentrische Drehungspunkt dieser Scheibe liegt aber in der Richtung 

 von dem Prisma nach vorn zu (vom Beobachter weg), so dass durch 

 diese Scheibe (deren Durchmesser auch auf nur 27 mm hat reducirt 

 werden können) die Nase des Beobachters weder bei linksseitigen nach 

 bei rechtsseitigen Sehen berührt werden kann. 



Ad 4. Den Anforderungen einer bequemen Centrir barkeit nach 

 der Seite wie nach der Höhe hin ist bei dem Apparate dadurch Genüge 

 geleistet, dass derselbe zunächst als Ganzes mittels eines Klemmringes — 

 natürlich nach Herausnahme des Oculars — am Tubus befestigt wird. Man 

 kann auf diese Weise von vornherein die Höhe, in welcher man die Klemm- 

 schraube anzieht, innerhalb ziemlich weiter Grenzen variiren. Da der Raum 

 unterhalb des Würfelchens möglichst knapp bemessen ist, so kann man 

 bei allen Ocularen, von dem stärksten HuYOHENs'schen an bis zu dem 

 Compensationsocular 12, die Lochöflfnung mit deren Austrittspupille zur 

 Coincidenz bringen. Nur für Compensationsocular 8 reicht der Apparat 

 nicht mehr aus. 



Der schon bei den ältesten Zeichenapparateu angewandte Klemm- 

 ring bietet den Vortheil einer sehr schnellen und genügend sicheren 

 Befestigung am Tubus und den weiteren, dass er die Lackirung des 

 Tubus weniger verletzt, als die bei den bis jetzt construirten Zsiss'schen 

 Cameras nach Abbe angewandten drei Schrauben. Die Centrirung nach 

 der Seite hin ist jedoch bei Anwendung des Klemraringes eine weit 

 weniger sichere, so dass sie bei jedesmaligem Neuaufsetzen auch erst 

 neu wiederhergestellt werden muss. Um so nothwendiger war es daher, 

 eine Centrirvorrichtung zu schaffen, welche die Centrirung auf eine 

 möglichst einfache und schnelle Weise gestattete. 



Dieselbe ist daher im vorliegenden Apparat in der, wie ich glaube 

 neuen Art zur Ausführung gebracht worden, dass das Prisma samrat 

 Kappe und Rauchglasscheiben mittels einer von hinten 

 durch ein Federgehäuse hindurch wirkenden Schraube H 

 in der Richtung von vorn nach hinten, und mittels einer 

 weiteren Schraube 7>, gegen welche ebenfalls eine in der 

 Figur n icht sichtbare Gege nfeder wirk t, von rechts nach 

 links centrirt werd en kann. Diese Art der Centrirung hat sich 



