XI. 3. ]'. !• iiilia r(l : Ein Zeichontisch für mikroskopische Zwecke. 



299 



— Maass3tab und Kreisausschnitt — sind fortgefallen. Statt dessen 

 hat der Führungsbogen an dem linken Rahmen Kreistheiliing von 5 zu 

 5" erhalten, die zugewandte Kante des rechten Kahmens dagegen Centi- 

 raetertheilung, auf welche ein an der ausziehbaren Culisse dieses 

 Rahmens angebrachter und natürlich mit dieser verschieblicher Zeiger 

 eingestellt ist. Durch diese beiden Theilungen ist die jedesmalige 

 Stellung des Tisches in Höhe und Neigung für bestimmte Verhältnisse 

 am Mikroskop gegeben unter der Voraussetzung, dass die Zeichnung 

 der mikroskopischen Vergrösserung entsprechen und jede Verzerrung 



der Zeichnung vermieden werden soll. Der Besitzer eines solchen 

 Zeichentisches würde dann für seine speciellen Verhältnisse, nämlich 

 Mikroskopstativ, Tubuslänge (Auszug), Zwischenapparate wie Revolver- 

 oder Schlittenobjectivwechsler, jedes Objectiv in Verbindung mit den 

 einzelneu Ocularen , Art des Zeichenapparates von vornherein mit be- 

 kannten Maasstheilungen empirisch diejenige Höhe und Neigung des 

 Zeichentisches zu bestimmen haben, bei welcher die Zeichnung der 

 mikroskopischen Vergrösserung entspricht; d. h. also: die Theilung, 

 welche auf dem Zeichentische anzubringen ist, muss das der mikro- 

 skopischen Vergrösserung — aus der Vergrösserungstabelle ersichtlich 

 — entsprechende Multiplum der unter dem Mikroskope eingestellten 



