304 Hildehraiul: Dor Differential- Objpctführor. XT, 3 



Das Einsetzen dieses beweglichen Tisches in das Stativ — wo er 

 nicht schon an demselben vorlianden ist — erfolgt ganz ebenso wie das 

 des bisher gelieferten. Durch Lösen der Centrirschrauben und Druck 

 des am Stativ befindlichen Tisches nach vorn wird dieser herausgehoben 

 und in entsprechender Weise der bewegliche Tisch eingesetzt. 



Der Preis des Tisches für sich ist 100 M., der Preis des mit dem- 

 selben versehenen Stativs la 375 M., wenn auf Beigabe des Hartgummi- 

 tisches verzichtet wird; einschliesslich des letzteren ist der Preis des 

 Stativ la wie früher 400 M. ; Preis des Stativs la nur mit Hartgummi- 

 tisch ebenfalls wie früher 300 M. 



[Eingegangen am 14. October 1894.] 



Der Differential-Objectfülirer. 



Von 



Dr. med. H. E. Hiltlebraiid. 



Chicago, lU. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Bei der Construction dieses Objectführers ging ich darauf aus, ein- 

 fachste Bauart mit möglichst weitgehender Nutzbarkeit zu verbinden. 

 Vom technischen und zugleich vom finanziellen Standpunkte aus sollte 

 das Instrument sich empfehlen, besonders auch für den Gebrauch im 

 Laboratorium. 



Während es keinem Zweifel unterliegt, dass die mechanischen Ob- 

 jecttische unserer heutigen Mikroskope für gewisse Arbeiten Vorzüg- 

 liches leisten, so ist es doch ebenso wahr, dass für eine andere Klasse 

 von Arbeiten dieselben unbequem oder selbst unbrauchbar sind. Die 

 Bewegungen, welche diese mechanischen Objecttische auszuführen ge- 

 statten, sind im wesentlichen rectanguläre und schwingende. Ich er- 

 wähne nicht die hier und in England sehr gebräuchliche „band stage^*^, 

 weil derselben jegliche mechaniche Vorrichtung zum Innehalten bestimm- 

 ter Bahnen fehlt, und dieselbe nur ein bequemeres Handhaben des Ob- 

 jectträgers bezweckt. 



