310 HilcU'brand: Der Differential -Objectführer. XI, 3. 



bieten. Hierbei kann in jedem Stadium der Bewegung dem Cnlissen- 

 kopf für Augenblicke die Controle zurückgegeben werden, wie dies 

 öfters sehr erwünscht ist, um dann abermals dem Object angepasste 

 Curven auszuführen. Diese Combinirfdhigkeit mechanisch geregelter, 

 mit von diesem Zwang befreiten Bewegungen — stets und unmittelbar 

 zur Hand — ist charakteristisch für das hier beschriebene Instrument 

 imd eine grosse Annehmlichkeit beim Arbeiten. 



Bei schwächeren und mittleren Vergrösserungen ergiebt sich die 

 Handhabung des Führers von selbst, so dass weitere Auslassungen 

 darüber nicht geboten erscheinen. Starke Vergrösserungen , etwa von 

 fünfhundert aufwärts, erfordern etwas mehr Aufmerksamkeit. Da hier 

 die Ortswechsel des Gesichtsfeldes sehr klein sind, so bedarf die Hand 

 eines Stützpunktes am Mikroskoptisch. Man fasst den Knopf K oder 

 das schmale Ende der Platte P zwischen Daumen und Zeigefinger, und 

 legt die Spitze des Mittelfingers (oder auch noch des Ringfingers) als 

 Stütze an die Seite des Tisches A. Hierdurch ist man befähigt, eine 

 Art Hebelbewegung und die kleinsten Verschiebungen auszuführen. 

 Dies gilt für das Vor- und Zurückschieben, für die lateralen Ver- 

 schiebungen aber das Folgende. Ein directer Zug oder Schub des 

 Knopfes K bewirkt leicht eine zu grosse oder zu kleine Verschiebung 

 in den Culissen C Man nimmt jetzt den Knopf K etwas fest zwischen 

 Daumen und Zeigefinger, stützt wiederum einen oder zwei der übrigen 

 Finger gegen die Seite des Tisches und lässt die Platte P kleinste 

 Oscillationen machen, während durch gleichzeitiges sanftes Ziehen oder 

 Schieben des Knopfes die verlangte laterale Ortsveränderung zu Stande 

 kommt. Weit davon entfernt, schwierig oder umständlich zu sein, wird 

 diese Art des Manipulirens bald als etwas so ganz Selbstverständ- 

 liches empfunden, dass sie während des Arbeitens fast unbewusst von 

 Statten geht. 



Als Erfahrungsbelege will ich anführen, dass ich den Differential- 

 Objectführer seit mehr als einem Jahre fast täglich in längerem Gebrauch 

 habe, und dass das hier angewandte Princip als ein durchaus gesundes 

 sich erwiesen hat. Nun kann man ja demselben für unseren Zweck 

 eine sehr mannigfaltige Gestaltung geben, allein ich habe keinen Anlass 

 gehabt, an der hier vorgeführten Form etwas zu ändern. Ich habe 

 wiederholt Studirende im histologischen Laboratorium mit dem In- 

 strument arbeiten lassen und absichtlich auch solche ausgesucht, „die 

 nichts mitbringen, als eine bewundernswürdige Ungeschicklichkeit zu 

 aller und jeder Handarbeit" (Hyktl), und das Ergebniss war be- 

 friedigend. Den Geschickteren genügte eine einzige Erklärung des 



