322 v. Stein: Iiitra-hydraul. Iloohdnick als neue Forschungsmethode. XI, 3. 



folgt der Presskolben (in der Figur nur wenig zu sehen), der Press- 

 cylinder niit dicken Wänden, endlich der starke Deckel mit 4 Schrauben 

 (diese 3 Theile sind zusammen 355 mm lang) und dem Manometer, wel- 

 ches auf 2000 Atmosphären justirt ist. Das Gesammtgewicht des gan- 

 zen Apparates beträgt ca. 60 kg. Um das Instrument zu benutzen, ver- 

 fährt man folgendermaas- 

 sen. Mit dem grossen lan- 

 gen Schraubenschlüssel 

 (unten am Gestell [der 

 daneben stehende ist für 

 kleinere andere Schrau- 

 ben bestimmt]) werden 

 die vier Schrauben des 

 Deckels losgeschraubt, 

 die vier Bolzen herausge- 

 nommen und der Deckel 

 sammt dem Manometer 

 behutsam abgehoben. Nun 

 füllt man den Kaum (38 

 mm im Durchmesser und 

 179 mm lang) mit Wasser, 



zieht dann die Press- 

 schraube so stark als 

 möglich an und giesst 

 nochmals Wasser bis an 

 den Rand. Darauf wird 

 der Deckel aufgesetzt, 

 welcher an seiner unte- 

 ren Fläche mit einem cy- 

 linderförmigen Vorsprung 

 (hoch 11 mm, breit 56 

 mm) versehen ist und 

 gerade in die erweiterte Oeffnung des Raumes passt. Um den Verschluss 

 möglichst hermetisch zu machen , wird zwischen den Rändern und dem 

 Vorsprunge, dessen untere Endfläche mit einer Reihe von concentrischen 

 Rinnen versehen ist, ein kupfener, platter, 8 mm breiter Ring eingeschal- 

 tet, welcher beim Zusammenschrauben in die concentrischen Vertiefungen 

 hineingepresstwird. Beim Aufsetzen und Zusammenschrauben des Deckels 

 quillt das überflüssige Wasser heraus, und es bleibt nur ein wenig Luft 

 in der fast capillaren Spalte der Manometerfeder. Nun kann man das 



