XI, 3. Keferate. 343 



düng mit dem Tubus steht, und kann für den Uebergang vom gewöhn- 

 lichen zum polarisirten Licht und umgekehrt vor- und weggeschlagen 

 werden. Um zwischen Analysator und Ocular Gyps- und Glimmerblätt- 

 chen in gesicherter Lage einschalten zu können, werden diese in eine 

 auf das Ocular federnd aufsetzbare Scheibe (links) eingelegt. 



Um das Instrument für Beobachtungen von Achsenbildern im con- 

 vergenten Licht herzurichten, wird an den Tubus ein zweigliedriges 

 Linsensystem, welches eine höhere Apertur als die dem Mikroskope bei- 

 gegebenen Objective besitzt, angeschraubt. Die über dem Polarisator 

 befestigte Linse wird noch durch eine zweite, der Frontlinse des Beob- 

 achtungssystems gleichartige, ergänzt und bildet mit dieser das Con- 

 densorsystem. Die Achsenbilder kann man ausser nach der von La- 

 sAULx'schen Methode auch nach einer von Professor C. Klein angegebenen 

 beobachten, wenn man durch eine auf den Analysator aufsetzbare mit 

 Schrauben zu befestigende Lupe (rechts) welche auf das im äusseren 

 Brennpunkte des Oculars entstehende Achsenbild eingestellt ist, sieht. 



Um das Demonstrationsmikroskop zu einem billigen, gewöhnlichen 

 Mikroskop zu gestalten, ist an dem gemeinsamen Träger für Tubus, 

 Tisch und Polarisator eines jeden Mikroskopes die Einrichtung vorge- 

 sehen, ihn in einem mit Beleuchtungsspiegel versehenen Stative be- 

 festigen zu können. 



Der Preis eines solchen Mikroskopes mit zwei NicoL'schen Pris- 

 men, aber ohne Stativ und ohne Ocular und Objective ist 48 Mark. Ein 

 vollständiges Mikroskop ist ausser mit dem Stativ mit einem Ocular, 

 den Objeotiven 0, 2, 4, dem besonderen Objectiv für die Beobachtungen 

 der Achsenbilder, dem zweiten Condensor, einer auf den Analysator 

 aufsetzbaren Lupe, einem Gypsblättchen vom Roth L Ordnung und einem 

 y4 Undulationsglimmerblättchen ausgestattet und kostet mit Kasten 

 158 Mark. JR. Brauns. 



Johne, A., Das neue Mikroskop-Stativ Via mit Zahn und 

 Trieb der Firma CAKLZEiss-Jena und seine zweck- 

 mässige Zusammenstellung für die Zwecke der 

 Praxis (Deutsche Zeitschr. für Thiermed. u. vergl. Pathologie, 

 Bd. XX, H. 5 u. 6, p. 418—425 m. 5 Figg.). 

 Verf. schildert das nach seinen Angaben von der Firma Zeiss 

 hergestellte Mikroskop ausführlich. Dasselbe entspreche nach Ansicht des 

 Verf. allen von den praktischen und auch mehr wissenschaftlichen Unter- 

 suchungen zu stellenden Ansprüchen. Nörner (Dorotheenthal). 



