XL 4. Amann: Le birefractoraetre ou oculaire-comparateur. 441 



Aiijourd'lnii, apres un emploi prolonge de cet instriiment, qui m'en 

 a suffisamment deraontrö son utilite bien reelle, je me permets de venir 

 ici le presenter et le decrire. 



Le birefractom^tre ou oculaire-comparateur, car c'est 

 ainsi que je propose de l'appeler, consiste principalement en un biseau 

 de gyps ou de quarz soigneuseraent taille, portant uue division micro- 

 metrique, et dont l'epaisseur a ete determlnee tres cxactement par la 

 metliode qui va etre decrite pour chaque point de cette division. Ce 

 biseau est combine a un oculaire d'IIuYGHKNS a la fagon d'un micro- 

 metre, de maniere a pouvoir glisser legerement sous la lentille oculaire. 

 La distance de cette deruiere k la division peut etre, du reste, reglee ä 

 volonte comme dans les oculaires i\ micrometre ordinaires. Deux boutons, 

 destines ä s'emboiter dans rechancrure que porte ä son orifice le tube 

 de la plupart ,des microscopes destines aux etudes petrograpbiques ser- 

 vent a fixer l'oculaire dans les positions voulues pour que Taxe longitu- 

 dinal du biseau fasse avec les sections principales des nicols un angle 

 de ± 450. 



Le nicol analyseur doit etre place, comme pour l'observation des 

 Images axiales, au dessus de l'oculaire. 



Tarage du biseau. 



II est necessaire, afin de nous rendre un compte exact de la 

 methode employee pour tarer le biseau de gyps et de l'exactitude qu'elle 

 comporte, de rappeler brieveraent la theorie de la polarisation chroma- 

 tique qui determine la nature et l'inteusite des teintes d'interference 

 produites par ce biseau dans la lumiere polarisee. 



Le mouvement vibratoire correspondant au rayon incident (nous 

 admettons l'incidence normale, ce qui est sensiblement le cas dans les 

 conditions oü nous travaillons) polarise dans le plan correspondant a 

 Tazimutb. du nicol polariseur, se decompose, k son entree dans le bi- 

 seau, en deux mouvements diriges suivant les deux axes de l'ellipse 

 active, c'est ä dire de la section de rellipsoide d'elasticite par un plan 

 perpendiculaire au rayon incident. Nous allons, en suivant la theorie 

 de Feesnel, etablir les formules relatives ä ces deux mouvements vibra- 

 toires et ä leur composition. 



La distance de la molecule vibrante a sa position d'equilibre peut 



etre representee ä un moment donne, pour le rayon incident, par l'ex- 



pression: . „ t 



^ sin 2 TT — 



X 



