454 Monticelli: Di un miovo compressore. XI, 4. 



Le bir^fractom^re permet, lorsqu'on connait l'öpaisseur d'un corps 

 bir^fringent, de trouver exactement la diiFerence entre les indices de 

 r6fraction correspondants aux deux axes de l'ellipse active, et, recipro- 

 quement, de calculer l'6paisseur lorsque cette difference est connue. 

 Son emploi combinö avec celui de la belle table des birefringences de 

 Michel L^vy et Lackoix (Les mineraux des roches) facilite par exem- 

 ple beaueoup la determination des mineraux dans les coupes minces de 

 roches, et c'est siirtout aux petrographes qu'il rendra de bons Services. 



Je me suis entendu pour sa construction avec le mecanicien-con- 

 structeur de l'üniversite de Lausanne, le coüt de l'instrument est de 

 45 fr. (36 M.) avec un seul biseau 1" au 3« ordre, et de 65 fr. (52 M.) 

 avec deux biseaux 1" au 3" et 4^ au 6®. ordre. II s'adopte immedia- 

 tement sur tous les microscopes usuels de Zeiss, Fuess, Leitz, Rei- 

 chert etc. II est necessaire d'envoyer, en le commandant, une em- 

 preinte 6xacte de l'orifice du tube du microscope, faite dans la cire k 

 cacheter sur carton fort. 



Lausanne (Suisse) 24 Janvier 1895. 



[Eingegangen am 25. Januar 1895.] 



Di un niiovo compressore. 



Nota di 



Fr. Sav. Monticelli 



di Napoli. 



Con cinque incisioni in legno. 



Questo nuovo e semplicissimo compressore consta di due pezzi: 

 un piano di compressione ed un anello di compressione a vite (fig. 1. 2). 



II piano di compressione ^ fatto da una lamina di ottone 

 rettangolare, ad angoli rontondati (fig. 1), di mill. 80 X 57 X !• ^^^ 

 mezzo della lamina sorge, da uno dei lati di essa, un'anello di ottone, 

 fisso al piano della lamina (fig. 1. 3, EF), alto 9 mill, spesso poco 

 oltre il % mill. e del diametro di 47 millimetri; internamente questo 



