460 Borrmann: Ein neuer Apparat zur Färbung von Serienschnitten. XI, 4. 



sammenstellung der bisher construirten Apparate gegeben und zugleich 

 einen Fortschritt auf diesem Gebiete dadurch zu verzeichnen, dass er 

 an derselben Stelle einen von ihm selbst erdachten Apparat beschreibt. 

 Dieser ermöglicht jedoch die Färbung von nur 7 Schnitten auf einmal, 

 was man ja allerdings beliebig oft hinter einander wiederholen kann. 



Bei Behandlung der Serienschnitte nach der gewöhnlichen Methode 

 mit Porzellannäpfchen und ührschälchen fiel mir besonders auf, dass 

 die Schnitte bezüglich der Färbung, besonders der Doppelfärbung und 

 Aufhellung, sehr ungleich wurden, da man erstens die Zeit des Färbens 

 etc. nicht für jeden einzelnen Schnitt genau innehalten kann, und sich 

 zweitens die einzelnen Flüssigkeiten mehr oder weniger mit der Zeit 

 verändern. Beide Momente bewirken immer eine Ungleichheit der Far- 

 benefFecte. Daher Hess ich mich bei der Construction meines sogleich 

 näher zu beschreibenden Apparates von den Principien leiten : mit re- 

 lativ wenig Flüssigkeiten möglichst viel Schnitte auf einmal zu be- 

 handeln und die Möglichkeit zu erzielen, sämmtliche Schnitte zusammen 

 die nöthige, gleich lange Zeit in den betreffenden Flüssigkeiten zu 

 lassen , so dass sie bei sonst aufmerksamer Behandlung alle gleich gut 

 ausfallen mussten. Um möglichst an Flüssigkeiten zu sparen , musste 

 das dieselben fassende Glasgefäss so gearbeitet sein, dass die Object- 

 träger mit ihrer Längsachse in dasselbe gestellt werden konnten. Die- 

 sen Punkt fasste Prof. Schafpek ebenfalls ins Auge. 



Es ist nun keine Frage, dass der ScHAFPBK'sche Apparat den 

 leichtverständlichen Vortheil besitzt, ganz aus Glas hergestellt zu sein. 

 Trotz meiner grössten Bemühungen war es mir unmöglich, sämmtliche 

 Theile meines Apparates aus Glas herstellen zu lassen; es scheiterte 

 dieser Plan an technischen Schwierigkeiten. Daher entschloss ich mich, 

 soweit es anging, Glas, sonst aber Messing zu verwenden, das von den 

 billigeren Metallen entschieden brauchbarste. Ich konnte dieses um so 

 eher wagen, als nur wenig Messing mit den betreffenden Flüssigkeiten 

 in Berührung kam, und habe mich nun auch davon überzeugt, dass 

 das Messing von den Flüssigkeiten, die bei den gängigen Färbemetho- 

 den in Betracht kommen, weder irgendwie beeinträchtigt wird, noch 

 umgekehrt, noch dass es bezüglich des Reinhaltens irgend welchen 

 Nachtheil bietet. Es verträgt die Flüssigkeiten gut (starke Säuren 

 jedoch nur auf kurze Zeit) und ist leicht rein zu erhalten, da die letzte 

 Flüssigkeit, mit der es in Berührung kommt, jedesmal Xylol ist, was 

 an der Luft sich bald verflüchtigt und auf dem Messing absolut keine 

 Spuren zurücklässt. 



Ich will nun den von mir construirten Apparat beschreiben. Er be- 



