466 



Eternod: Easoir universel pour microscopistes. 



XI, 4. 



Ces series de coupes indispensables ne peuvent etre obtenues qu'avec 

 le concours d'iin bon microtome, quelle que soit d'ailleurs l'habilit^ du 

 praticien. 



Pour satisfaire a ces desiderata multiples, nous avons cherche k 

 realiser un rasoir universel, peu coiiteux et possedant neanmoins des 

 qualites serieuses ; permettant de bien couper ä main levee et au micro- 

 tome ; reunissant, par consequent, sur un seul Instrument des qualites 



qu'on ne retrouve d'ordi- 

 naire que dans des instru- 

 raents distincts. Partant de 

 ces donnees, nous avons 

 etabli un modele en bois 

 que nous avons fait reali- 

 ser ensuite en metal par la 

 maison Demaukex et 0^'', 

 fabricants d'instrunients, a 

 Geneve. Apres quelques es- 

 sais et quelques tätoune- 

 ments inevitables , nous 

 nous sommes arretes, MM. 

 Demaukex et C® et moi, 

 au modele dont nous allons 

 donner la description aussi 

 succincte que possible. 



Notre rasoir universel, 

 facilement demontable, est 

 calcule de maniere k pou- 

 voir s'ajuster sans diflficulte 

 aux differents microtomes 

 actuellement en usage , et 

 plus particulierement aux deux genres d'instruments utilises journelle- 

 ment par nos eleves dans nos laboratoires : c'est ä dire au microtome 

 ä glissi^re (de Schanze ou autre), ainsi qu':x nos propres microtomes 

 etanches, ä double et ä triple pince (voir pour la description de ces deux 

 derniers instruments: „Journal de Micrographie" 1885, Lettre au Dr. Pel- 

 letan; et notre „Guide technique du Laboratoire d'histologie normale"). 

 Notre rasoir est compose des pifeces suivantes: 1) une lame spe- 

 ciale, 2) un manche en aluminium, 3) un boulon de serrage, muni d'un 

 carre et d'un poulet ä vis, servaut ä Her la lame au manche (voir les 

 figures I a VIII). 



