XI, 4. Eternod: Rasoir universel pour microscopistes. 407 



La lame (a, fig. I, II et III) est en acier anglais d'un grain fin et 

 de premiere qualite (acier Huntsman), comme c'est d'ailleurs toiijours le 

 cas pour tous les instniments sortant de la raaison Dkmaurex et C"^'. La 

 trempe, qui pourra etre graduee au gre de l'acqnereur, est de force 

 moyenne, afin que le traucliant, ni trop dur, ni trup mou, ne s'ebreche 

 trop facilement. La partie tranchante de la lame est parfaitement droite 

 et de forme aussi simple que possible; eile est pourvue de bizeaux k 

 obliquites bien orientees, de facon ä permettre une ex^cution commode 

 des coupes seches ou humides, ä laisser s'eflFectuer le passage en retour 

 de la lame sans dommage pour le morceau ä sectionner et ä bien retenir 

 les liquides quand ou coupe par la voie humide. La lame est plane et 

 legerement oblique sur sa face inferieure; celle est un peu excav^e sur 

 sa face superieure (fig. VIII). Son dos est epais et arrondi des deux c6- 

 tes, de fagon ä permettre commodement Taiguisage sur la pierre ä huile 

 et l'affilage sur le cuir, muni ou non de päte, selon la methode usuelle; 

 ou bien l'aiguisage d'apres les formules donnees receraraent par le Dr. 

 J. Moll'. La forme du dos permet egalement de fixer la lame avec fa- 

 cilite, au moyen de la pince de serrage sur les differents microtomes ä 

 glissiere (de Jung, de Schanze, de Sedgwick-Minot, de Rheinhold- 

 GiLTAY, etc. etc.) 



Le talon de la lame (b, fig. II et III) est perfore d'un trou 

 carre (c, fig. 3), dont nous verrons plus loin la signification. Le talon 

 se prolonge, en outre, sous forme d'une queue plate, fourchue et orien- 

 tee obliquement par rapport au reste de la lame; la rainure (d, fig. II 

 et III) entre les deux branches de la fourche (e, fig. II et III) sert ä re- 

 cevoir la vis de serrage de certains microtomes ä glissiere (de Schanze, 

 par exemple). II est donc aise, par Tintermediaire de la rainure en 

 question, aiusi que de la partie epaissie du dos, de fixer aux differents 

 microtomes et dans toutes les positions desirables, la lame prealablement 

 debarassee de son manche. 



Le manche (f, fig. I, II et IV) est, avons-nous dit, en aluminium ; 

 il est leger, simple, elegant, facile a nettoyer et ä entretenir propre. II 

 est pourvu d'une legere coudure (g, fig. I, II et IV), qui ne choque pas 

 l'ceil et qui a pour but de diminuer la quautite de m^tal du manche, 

 tout en preservant mieux la lame quand eile est fermee ; et tout en per- 

 mettant un maniement plus exact de l'instrument quand on l'aiguise ou 

 qu'on l'affile suivant la methode ordinaire, ou quand on coupe seit ä 

 main levee, soit avec les microtomes de Schieffebdeckek et de Ran- 



1) Voir cet Archive meme vol. IX, 18it3, p. 445-465. 



30* 



