XI, 4. Referate. 523 



C. Mikroorganisfnen. 



Whipple, G. C, A Standard unit of size for micro-organisms 

 (Amer. Montbly Microsc. Journ. vol. XV, 1894, p. 377—381). 



Während die Reinheit des Wassers gewöhnlich nach der Zahl der 

 in der Volumeinheit enthaltenen Mikroorganismen beurtheilt wird, hält 

 es Verf. für zweckmässiger, auch die Grösse derselben mit zu berück- 

 sichtigen und schlägt als Einheit hierfür eine Fläche von 400 C (jl vor. 

 Da die in Betracht kommenden Organismen weder sehr dünn, noch sehr 

 dick seien, soll die nach dieser Einheit ausgeführte Flächenmessung eine 

 für die Praxis ausreichend genaue volumetrische Bestimmung ermög- 

 lichen. 



Verf. empfiehlt nun zu derartigen Messungen im Ocular eine Thei- 

 lung anzubringen, in welcher der 1 Dmm entsprechende Raum in 100 

 Quadrate getheilt ist. Jedes von diesen entspricht offenbar 25 von den 

 obigen Einheiten, so dass die Grösse eines Organismus leicht durch 

 Schätzung in diesen Einheiten ausgedrückt werden kann. — Schliesslich 

 weist Verf. nach, dass die unter Zugrundelegung dieser Berechnungsart 

 gewonnenen Resultate mit dem im Wasser enthaltenen Eiweiss-Stickstoff 

 eine viel grössere Uebereinstimmung zeigen als die Ergebnisse der ein- 

 fachen Zählung der Mikroorganismen. A. Zimmermann (Tübingen). 



Cruz, 0. (x., Un nouvel appareil pour la recolte des eaux 

 a diff6rentes profondeurs. Rio de Janeiro (S. Lenzinger 

 e Filhos) 1893. 

 Cßuz bedient sich zur Entnahme von Wasserproben aus bestimmten 

 Wassertiefen folgenden Apparates, welcher im wesentlichen eine Modi- 

 fication älterer Apparate darstellt, bei denen in gewisser Wassertiefe 

 der Verschluss des Entnahmegefässes durch Zug gelüftet wird. Auf der 

 Fussplatte eines schweren Metallrahmens steht die Eutnahmeflasche, 

 fixirt durch einen mittels Schrauben höher oder niedriger verstellbaren 

 und mittels seitlicher Schrauben zu fixirenden metallenen Querbalken, 

 welcher in der Mitte ein Loch für den Flaschenhals trägt. Der Pfropf 

 der Flasche, der eventuell mit einem Gewicht zu beschweren ist, lässt 

 sich mittels eines Drahtes lüften, welches zunächst durch ein Loch eines 

 dem ersterwähnten parallelen verstellbaren Querbalkens, sodann durch 

 einen seitlichen Ring des Schraubenmutterkopfstücks geht, das die bei- 

 den Seitenstützen des Metallrahmens zusammenhält, und schliesslich 

 seitlich abgebogen mit einem Ringe endet. Damit der Pfropf der Fla- 



