Band III. Heft 1. 



Ueber eine neue Construction 

 der Mikrometerscliraube bei Mikroskopen. 



Von 



Dr. P. Schiefferdecker, 



Prosector in Göttingeii. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Es ist den Mikroskopikern leider nur zu gut bekannt, wie sehr 

 schwer es ist, die Mikrometerschraube, welche die feine Verschiebung 

 des Tubus zu bewirken hat, so einzurichten, dass die Bewegung eine 

 völlig leichte und gleichmässige ist und dass dabei keine seitliche Ver- 

 schiebung des Mikroskoprohres eintritt. Sind die hier auftretenden 

 Fehler auch im Laufe der Jahre durch verbesserte Constructionen immer 

 geringer geworden, so sind doch anderseits in Folge der Verwendung 

 stärkerer Vergrösserungen auch die Ansprüche nothwendig wieder ge- 

 stiegen, und so ist namentlich der Uebelstand einer bei der feinen Ein- 

 stellung eintretenden seitlichen Verschiebung ein immer noch vorhan- 

 dener. Seit einiger Zeit versieht nun Rud. Winkel in Göttingen seine 

 Instrumente mit einer Mikrometerschraube, die derartig construirt ist, 

 dass jede seitliche Verschiebung vermieden wird und der Gang der 

 Schraube ein sehr gleichmässiger und leichter ist. Die Construction 

 dieser Vorrichtung ist folgende: Die Hülse, welche den Tubus trägt, 

 sitzt vermittels eines Armes an einem hohlen dreiseitigen Prisma {a). 

 Die nach vorn rechts und vorn links sehenden beiden Flächen des 

 Prismas sind mit dem Arm aus einem Stück gearbeitet, die hintere 

 Fläche wird durch Schrauben an den beiden anderen befestigt. In 

 diesem hohlen Prisma (a) liegt ein zweites solides dreiseitiges Prisma 

 (6), welches an seinem unteren Ende in den Fuss des Mikroskopes ein- 

 geschraubt ist, oben rechtwinklig abgeschnitten ist. Dieses Prisma ist 



Zeitsclir. f. wiss. Mikroskopie. III. 1. 1 



