III, 1 . S c hi e f f e r d e c k c r : Nene Construction der Mikrometerschraube. 3 



Länge, bei welcher das rechte und linke Viertel seiner "Wandung aus- 

 geschnitten ist. Auf diesen Theil folgt ein solides Endstück, welches 

 nur von einer oben hervorragenden Mikroraeterschraube (e) durchbohrt 

 ist, und welches in Form eines abgestumpften Kegels endigt. Dieser 

 eben beschriebene Stahlcylinder führt den Namen „Mikrometermutter". 

 Durch die beiden oben beschriebenen vis-ä-vis liegenden WandöfFnungen 

 der Mikrometermutter tritt nun eine schmale Messingplatte, ein Steg, 

 ((/) hindurch, welche an jedem Ende durch eine Schraube auf der Platte 

 (f) befestigt ist. Wenn man Figur 1 mit Figur 2 vergleichen will, 

 welche die Mikrometerschraube ohne die auf Figur 1 angegebene an 

 der Platte der Schraube befestigte Schutzkappe von rechts und oben 

 gesehen darstellt, wird man die Lage dieses Steges leicht erkennen 

 können. Die Spiralfeder liegt mit ihrem oberen Ende dem Stege von 

 unten an, drückt gegen denselben, und da dieser, fest mit der Platte 

 (f) verbunden, nur als ein Theil der letzteren anzusehen ist, gegen 

 diese Platte. Diese ist nun wiederum fest verbunden mit dem hohlen 

 Prisma (a), welches den Tubus trägt, die Spiralfeder drückt also von 

 unten gegen das obere Ende dieses Prismas (a), schiebt dasselbe ver- 

 möge ihrer Spannkraft sammt dem ansitzenden Tubus leicht nach oben 

 und drückt, falls wir die Mikrometerschraube uns herausgeschroben 

 denken, den Steg fest gegen den oberen soliden Theil der Mikrometer- 

 schraubenmutter. Diesem Ausdehnungsbestreben der Spiralfeder wirkt 

 nun entgegen die Mikrometerschraube (e). Diese drückt von oben her 

 auf den Steg, indessen nicht direct, sondern durch Vermittlung einer 

 kleinen, aber wichtigen Vorrichtung. 



In die Mitte des Steges ist nämlich ein kurzer Stahlcylinder einge- 

 schraubt, der in der centralen Höhlung der Spiralfeder etwa 8 mm weit 

 hinabreicht. Dieser besitzt eine cylindrische Aushöhlung, deren Längs- 

 achse zusammenfällt mit der Achse des Cylinders, und welche mit einem 

 flachen Hohlkegel endigt. In dieser Höhlung steht ein kleiner cylin- 

 drischer Stahlstab, dessen Durchmesser etwas geringer ist, so dass er 

 den Raum nicht ganz ausfüllt. Derselbe ruht mit seinem unteren kegel- 

 förmigen Ende in dem eben erwähnten Hohlkegel. Auf dem oberen, 

 flachen, querabgeschnittenen Ende des Stabes, welches sich in gleicher 

 Höhe mit der oberen Fläche des Steges befindet, ist eine kleine Delle 

 angebracht, in welche die conisch zulaufende Spitze der stählernen 

 Mikrometerschraube (e) sich hineinlegt. Eine Betrachtung der Figur 1 

 und 2 wird das eben Gesagte leicht verständlich machen. Diese eben 

 beschriebene Vorrichtung hat nun folgende Wirkung. Der Cylinder, 

 welcher sich von der unteren Fläche des Steges in die centrale Höh- 



1* 



