4 S Chief f er (lecker: Neue Construction der Mikrometersebraube. III, 1. 



hing der Spiralfeder hineinerstreckt, giebt dem oberen Ende dieser 

 einen sicheren Halt. Der in dem Stahlcyhnder liegende Stab bildet 

 eigentlich die directe Fortsetzung der Mikrometerschraube, dadurch, 

 dass diese letztere mit ihm aber nur durch das Ruhen in der kleinen 

 Delle auf seiner oberen Endfläche verbunden ist, bildet sich an dieser 

 Stelle eine Art Charnier, ein sehr leicht bewegliches Kugelgelenk, und 

 da der Stab nun einen etwas geringeren Durchmesser besitzt als die 

 Höhlung, in welcher er liegt, so kann dieses untere Stabende der 

 Schraube leichte Ausbiegungen nach allen Seiten hin machen. Diese 

 Einrichtung bietet nun folgenden Vortheil. Wenn die Spitze der Mikro- 

 meterschraube nicht ganz genau central sitzt, sei es nun in Folge etwas 

 ungenauer Arbeit, sei es in Folge des Verziehens bei der Härtung, so 

 wird die Schraube, wenn sie direct auf eine feststehende Platte wirkt, 

 also z. B. auf den Steg, nicht nur einfach einen senkrechten, sondern 

 auch einen seitlichen Druck ausüben. Dieser wird dann wiederum eine 

 seitliche Verschiebung des Tubus zur Folge haben. Wirkt die Schraube 

 dagegen wie hier auf eine leicht beweglich mit ihr verbundene Fort- 

 setzung, welche seitlich so weit ausweichen kann, als die grösstmög- 

 lichen Fehler betragen, so wird natürlich nur die senkrechte Verschie- 

 bung dem Tubus mitgetheilt werden. Die hier angewandte Vorrichtung 

 hat ausserdem noch den Vortheil, dass die Reibung der Mikrometer- 

 schraube eine möglichst geringe ist, und dass in Folge dessen eine 

 sehr starke Spiralfeder eingeschaltet werden kann, ohne dass die 

 Schraube den angenehm leichten und gleichmässigen Gang verliert. 

 Die bedeutende Kraft der Spiralfeder bietet dann wieder den Vortlieil 

 die Prismen (a) und (b) so genau in einander passen zu können, dass 

 eine relativ starke Reibung zwischen beiden entsteht. Durch ein so 

 genaues Ineinanderpassen wird der Gang der Verschiebung sehr sicher 

 und damit die Gleichmässigkeit der Tubusstellung während der Bewegung 

 und seine Widerstandsfähigkeit gegen äussere Einwirkungen eine sehr 

 grosse, so dass die Centrirung nur sehr schwer leiden wird. Da die 

 Stärke der Spiralfeder gross genug ist, um die Reibung zwischen den 

 Prismen völlig zu überwinden, so wird trotz der Sicherheit der Führung 

 ein jegliches Haften, eine jede ruck- oder stossweise Bewegung ausge- 

 schlossen sein. Die Schutzkappe, welche von der Platte der Mikro- 

 meterschraube , an der sie festgeschraubt ist , nach unten glocken- 

 förmig sich erweiternd den ganzen oberen Theil deckt und vor Staub 

 und Beschädigung schützt (siehe Figur 1) dient zugleich mit ihrem 

 Rande dazu einen bequemeren Halt für die Finger zu gewähren, um 

 die Mikrometersebraube zu drehen. 



