6' Gramer: Ein neuer beweglicher Objecttisch. III, 1. 



eine solche Dicke, dass das Object um 6 bis 10 mm höher zu liegen 

 kam, und die Vortheile concentrirter Beleuchtung, wie sie durch Con- 

 densatoren, inclusive AsBE'scher Beleuchtungsapparat, erzielt werden, 

 verloren gingen. Oder die Anwendbarkeit des beweglichen Objecttisches 

 war unabänderlich an eine bestimmte Gestalt und Grösse des Object- 

 tisches des Mikroskopes geknüpft. Meist litt der Apparat an mehreren 

 dieser Fehler zugleich. Kein einziger endlich ermöglichte irgend ein, 

 ob auch nur punktförmiges, Object jederzeit augenblicklich wieder auf- 

 zufinden. So blieb mir nichts anderes übrig als einen neuen Apparat, 

 der all diesen Anforderungen genügen würde, auszudenken. Nachdem 

 dies geschehen, verfertigte ich ein Modell aus Karton und liess darnach 

 von Herrn Ernst ein Exemplar in Metall ausführen. Da die zu Dauer- 

 präparaten gebräuchlichen Objectträger verschiedene Dimensionen zu 

 besitzen pflegen, und es wünschbar erschien, einen beweglichen Object- 

 tisch zu schalFen , der, wenn möglich, wenigstens für die verbreitetsten 

 dieser verschiedenen Formate passen würde, brachte ich nachher noch 

 einige Verbesserungen an meinem Schlittenapparate an, wodurch auch 

 diesem letzten Requisit Rechnung getragen wurde, so dass ich glaube, 

 die im Nachfolgenden zu beschreibende verbesserte Form meines be- 

 weglichen Objecttisches als ein allen irgend wie berechtigten Anforde- 

 rungen entsprechendes Instrumentcheu bezeichnen zu dürfen. 



Figur 1 zeigt den für einen grossen Hartnack berechneten Appa- 

 rat genau von oben gesehen. Derselbe wird beim Gebrauch so auf 

 dem Objecttisch des Mikroskopes augebracht, dass die Schraube >S' 

 nach rechts vom Mikroskop , die in der Mitte ausgeschweifte Langseite 

 des Apparates also gegen das Fenster zu liegen kommt. Figur 2 stellt 

 den Apparat von der schmalen Seite und zwar von links gesehen und 

 zugleich im Durchschnitt dar. 



Der Apparat besteht aus einem ca. 14 cm langen, 2*5 mm dicken 

 Rahmen R aus mit Goldlack gefirnisstem Messing, dessen dem Fenster 

 zugekehrte Langseite, wie schon bemerkt, in der Mitte nach aussen aus- 

 geschweift ist, wogegen die entgegengesetzte, bloss auf der dem Centrum 

 des Apparates zugewendeten Seite einen halbkreisförmigen Ausschnitt 

 besitzt. Die zwei einander zugekehrten halbkreisförmigen Ausschnitte 

 des Rahmens haben den Zweck, bei Untersuchung des äusseren oder 

 inneren Randes eines ausgedehnteren Präparates ein Anstossen des Ob- 

 jectivsystemes am Rahmen zu verhindern. Die Ausschweifung der 

 äusseren Langseite des Rahmens dient zur Verstärkung des letzteren. 

 An der inneren Langseite erwies sich eine derartige Verstärkung als 

 unzulässig, weil die Verschiebbarkeit des Apparates nach Seite der Säule 



