10 Gramer: Ein neuer beweglicher Objecttisch. III, 1. 



eine Zahl fixireu, da beim Verschieben des Apparates parallel den Seiteu- 

 kanteu des Mikroskoptisches der am inneren Ende des längeren Quer- 

 balkens L' angebrachte Index stets mit einem bestimmten Punkt der 

 weiter oben berührten Theilung am rechten Kand des Mikroskoptisches 

 zusammenfallen muss. 



Hat man nun aber für irgend ein, ob noch so kleines Object eines 

 mikroskopischen Präparates diese zwei Zahlen bestimmt und vielleicht 

 auf dem Präparat selbst in geeigneter Weise angemerkt, so wird man 

 dieses Object auch jeder Zeit sofort wieder aufzufinden im Stande sein, 

 wenn man nur das Präparat stets in der nämlichen Weise auf dem 

 Schlitten t anbringt und dafür sorgt, dass die beiden Indices genau mit 

 den angemerkten Punkten der bezüglichen Scalen zusammenfallen. 



Dass mein Instrumentcheu in der Richtung der Ordinate und 

 Abscisse sehr ausgiebige Bewegungen, also auch die Absuchung recht 

 ausgedehnter Präparate gestattet, dass es ausserdem das rasche Wieder- 

 auffinden punktförmiger Objecte ermöglicht, bedarf nach dem Voraus- 

 gegangenen keiner weiteren Worte. Da ferner das mikroskopische Prä- 

 parat direct auf den bloss 0"5 mm dicken Schlitten t und dieser un- 

 mittelbar auf den Tisch des Mikroskopes zu liegen kommt (vergl. Figuren 

 und Text), so wird man auch zugeben müssen, dass die Helligkeit des 

 Objectes unter keinen Umständen eine irgend empfindliche Einbusse er- 

 fahren kann. Was dagegen die Verwendbarkeit des Apparates bei ver- 

 schiedenem Format der Präparate imd seine Anpassungsfähigkeit an 

 verschiedene Mikroskope betrifft, so sind darüber noch einige Bemer- 

 kungen erforderlich. 



Das Format mikroskopischer Präparate variirt ausserordentlich. 

 Einen beweglichen Objecttisch zu construix'en, der für jedes beliebige 

 Format gleich gut sich verwenden Hesse, ist kaum möglich, konnte daher 

 auch nicht in meiner Absicht liegen. Es schien mir zu genügen, wenig- 

 stens die verbreitetsten Formate zu berücksichtigen; diese sind: das 

 Englische 76 mm lang, 26 mm breit, das Giessener Format 48 mm lang, 

 28 mm breit, und das Wiener Format 65 mm lang, 25 mm breit, oder 

 70 mm lang, 27 mm breit. Die hier angegebenen Dimensionen treffen 

 natürlich nicht immer ganz genau zu; aus diesem Grund wurden die 

 gegenseitigen Abstände der vorstehenden Ränder des Schlittens t so 

 gewählt, dass selbst ausnahmsweise etwas grössere (längere und breitere) 

 Objectträger Platz haben. Es kommen nun Präparate englischen For- 

 mates ohne weiteres auf den Schlitten zu liegen, der Art jedoch, dass 

 die dem Beschauer zugekehrte innere Langseite derselben den inneren 

 Rand des Schlittens, der rechte Seitenrand des Präparates aber den 



