III. 1. Craiucr: Ein neuer beweglicher Objecttisch. XI 



rechten Seitenraiid des Schlittens berührt. Das erstere gilt auch vom 

 Giessener Format; dagegen dürfen solche Präparate nicht mit dem 

 rechten Seitenrand des Schlittens, sondern bloss mit der etwas zurück- 

 weichenden Mitte des inneren Längsrandes in Berührung treten, soll das 

 Deckglas über die viereckige Oeffnung des Schlittens zu liegen kommen. 

 So oft übrigens ein solches Präparat eine auch nur um ein Geringes 

 grössere Breite als 28 mm hat, ist, wie aus den in Figur 1 eingetragenen 

 Dimensionen hervorgeht, eine andere Anbringung überhaupt nicht mög- 

 lich. Präparate von Wiener Format werden wie englische eingelegt, 

 je nach deren Breite und Länge aber an deren Innen- oder rechtem 

 Seitenraud, oder an beiden Stellen Metallstäbchen von entsprechender 

 Länge, wie sie dem beweglichen Objecttisch beigegeben werden, ein- 

 geschaltet, zum Zweck die Mitte des Objectträgers möglichst in die Mitte 

 der viereckigen Oetfnuug im Schlitten zu bringen. 



Will man die Lage eines Objectes für ein und allemal bestimmen, 

 so versäume man ja nicht, vor Ablesung der Zahlen das Präparat oben 

 rechts und links vom Objectivsystem mit den Zeigefingern beider Hände 

 sanft an den Boden und gegen den inneren und den rechten Seitenrand des 

 Schlittens t zu drücken, sowie bei Entfernung der Hände die Finger in 

 eben dieser Richtung wegzuziehen, damit das Präparat unter allen Um- 

 ständen genau die gleiche Lage erhalte. Beim Giessener Format hat 

 diese Bewegung natürlich nur nach Seite des lunenrandes und der rechter 

 Hand befindlichen Ecke des Ausschnittes in der Mitte zu geschehen. Li 

 allen Fällen lässt sich eventuell durch Anbringen eines Wassertröpfchens 

 zwischen Objectträger und Schlitten leicht festes Anhaften des erstem am 

 Schlitten erzielen. 



Was die Aufzeichnung der abgelesenen Zahlen betrifft, so 



genügt beim Englischen und Giessener Format die blosse Notirung 



der Zahlen. Diese mögen einfach neben einander geschrieben 



werden (nur immer in derselben Reihenfolge, z. B. zuerst die an der 



Scala am Schlitten, dann die am Rand des Mikroskoptisches abgelesene) 



also beispielsweise 12-5. 14-7, oder auch unter einander, und dann 



12*5 

 die zweite vielleicht etwas mehr nach rechts hin, z. B. Hat 



man aber noch ein Metallstäbchen, oder gar zwei eingeschaltet, so mag 

 für ein Langstäbcheu ein horizontaler Sti'ich unter die beiden 

 Zahlen, für ein Kurzstäbchen ein verticaler Strich rechts neben 

 beide Zahlen, für ein Lang- und Kurzstäbchen aber ein horizontaler 

 Strich unter und ein verticaler rechts neben die beiden Zahlen 

 gesetzt werden, also: 



