12 Gramer: Ein neuer beweglicher Objecttisch. IIl, 1. 



12-5 ' 12-5 I 12-5 



14-7 14-7 14-7 



Die Stäbchen, zumal die Kurzstilbchen, sind im Querschnitt nicht qua- 

 dratisch, sondern nielir weniger rectangulär. Man hat also auch Notiz 

 zu nehmen von der Lage, in der sie eingeschaltet wurden. Dies lässt 

 sich auf verschiedene Weise bewerkstelligen, z. B. durch einen Doppel- 



12-5 

 strich, wenn die breitere Seite nach oben gekehrt war, also: 14-7 



wenn beide Stäbchen die breitere Seite nach oben kehrten. Es liegt 

 im Bereich der Möglichkeit, dass die Enden der Stäbchen nicht immer 

 absolut gleich sind. Irrthümer, die hieraus entspringen könnten, lassen 

 sich leicht vermeiden, wenn man das eine Ende jedes Stäbchens mit 

 einer Marke versieht und diesem Ende dann immer die gleiche Orien- 

 tirung giebt. 



Mit Rücksicht auf die Anpassungsfähigkeit meines beweglichen 

 Tisches au verschiedene Mikroskope kann ich mich kurz fassen. Es 

 leuchtet ein, dass ein genau nach Figur 1 ausgeführter Apparat nur für 

 Mikroskope passt, deren Tisch vollkommen dieselbe Breite besitzt wie 

 mein grosses Hartnack. Allein die Entfernung der beiden Querleisten 

 L' und L" von einander ist ja keine für ein und allemal nothwendig 

 gegebene, sondern lässt sich je nach den Dimensionen des Mikroskop- 

 tisches beliebig wählen. Wer einen solchen Apparat zu erwerben wünscht, 

 braucht also nur bei Bestellung das genaue Maass des Querdurchmessers 

 seines Mikroskoptisches einzureichen, so werden die Leisten in der ent- 

 sprechenden Entfernung angeschraubt. Sollte deren Abstand in der 

 Folge dennoch etwa einmal um ein Geringes zu gross oder zu klein 

 ausfallen, so kann sich der Besteller leicht selbst helfen . Die Oeffnuugen 

 im Rahmen 7? und den damit verbundenen Langschienen scli^ durch 

 welche die vier bis in die Quarleisten L' L" hinabreicheuden Schrauben 

 gehen, sind nämlich absichtlich ein wenig in die Breite gezogen, erlauben 

 also eine nachträgliche Regulirung der Stellung der Querleisten. Selbst 

 wenn, wie es hier und da vorkommt, die Ränder des Mikroskoptisches 

 nicht senkrecht abfallen, sondern nach unten und innen abgeschrägt 

 sind, oder gar der Objecttisch Kreisform besitzt, lässt sich helfen: im 

 ersten Falle durch entsprechend abgeschrägte Querleisten L' X", im 

 zweiten Falle durch Einschaltung einer möglichst dünnen, mit dem 

 runden Objecttisch rasch und fest verbindbaren, viereckigen Metallplatte. 



Verschiedene Optiker construiren für gewöhnliche und ABBE'sche 

 Beleuchtung geeignete Stative, bei welchen zum Zweck der Verwendung 

 der AßBE'schen Beleuchtungslinse die für die gewöhnliche Beleuchtung 



