ni, l. Gramer: Ein neuer beweglicher Objecttisch. 13 



dienende Cylindcrblcndmig bloss seitwärts gedreht zu werden braucht, 

 dann aber rechts unter dem Rand des Objecttisches etwas hervorragt. 

 Soll mein beweglicher Objecttisch auch bei solchen Mikroskopen ver- 

 wendbar sein, so mnss natürlich jene Cylinderblendung vorübergehend 

 entfernt werden, was aber sehr leicht zu bewerkstelligen ist. 



Man hat wiederholt die Frage an mich gerichtet, warum ich denn 

 nicht für beide Bewegungen eine Schraube zur Anwendung gebracht 

 habe. Dieser Punkt ist mir keineswegs entgangen; ich habe mich aber 

 bald überzeugt, dass ich dadurch den Apparat zwar wesentlich ver- 

 theuert, aber keineswegs verbessert haben würde. Eine Schraube ist 

 vorzüglich geeignet, ja vorzuziehen, wenn es sich darum handelt von 

 Zeit zu Zeit einen neuen Durchmesser des mikroskopischen Präparates 

 in die Mitte des Sehfeldes zu bringen und in dieser Lage einige Augen- 

 blicke unverrückt zu erhalten; zur Ausführung einer dauernden Schub- 

 bewegung genügt dagegen die blosse Hand nicht nur, sie arbeitet viel- 

 mehr, unbeschadet der Sicherheit und Gleichmässigkeit der Bewegung, 

 viel rascher. 



Obwohl vorstehende Worte im Grunde weitere Auseinandersetzungen 

 über den Gebrauch des Apparates entbehrlich machen, will ich mich 

 doch in dieser Richtung noch etwas einlässlicher aussprechen : Nach 

 Placirung des Apparates auf dem Tisch des Mikroskopes bringe man, 

 ein viereckiges Deckglas vorausgesetzt, zuerst die innere Ecke links des 

 Präparates ' in die Mitte des Sehfeldes, schiebe dann den Apparat, den- 

 selben an den Enden der beiden messingenen Querleisten L' L" mit 

 je zwei Fingern anfassend und sanft, sowie gleichmässig gegen den 

 rechten Rand des Mikroskoptisches drückend, nach aussen, bis die 

 äussere Ecke links im Sehfeld eingetroffen ist. Darauf bewege man 

 mittels der Schraube S den Schlitten sammt dem Object soviel nach 

 links (das Bild nach rechts), dass diejenige Ordinate, die vorher das 

 Sehfeld linker Hand blos tangirte, in die Mitte des Sehfeldes zu liegen 

 kommt, schiebe jetzt den Apparat von Hand (wie oben) langsam wieder 

 nach aussen, darauf nach einer neuen Schraubenbewegung von der 

 Grösse und Richtung der vorigen abermals nach innen, und so fort, bis 

 das ganze Präparat abgesucht ist. 



Es ist klar, dass auch ein gerade entgegengesetztes Verfahren : 

 andauernde Verschiebung mittels der Schraube und ruckweise 

 von Hand, möglich wäre, und ich gestehe, dass ich vor Vollendung des 

 Apparates sogar dieses Verfahren in Aussicht genommen hatte. Ich 



1) Bei einem runden Deckglas hat die Absuchung vom äussersten Punkt 

 links (oder rechts) auszugehen. 



