64 Referate und Besprechungen. III, 1. 



vorwärts getlian, und es hätte die schon iu früherer Zeit erfolgreiche 

 Bethätigung unseres Landsmannes auf dem Gebiete der Objectivcon- 

 struction einen neuen Erfolg errungen. Aus diesem Grunde dürfte es 

 wohl manchem unserer Leser von Interesse sein, die Darlegung Geund- 

 lach's über die neue Constructionsmethode näher kennen zu lernen, und 

 wollen wir dieselben daher hier in dem vollen Umfange wiedergeben, 

 wie sie in dem American Monthly Microscopical Journal und in dem 

 Journal of the Royal Microscopical Society ser. II vol. V p. 4 sich findet. 

 Diese Darlegung behandelt zwar zunächst das Fernrohrobjectiv 5 da in- 

 dessen die Construction der Mikroskopobjective denselben theoretischen 

 Gesetzen unterworfen ist, so kann jene mit der erforderlichen Ab- 

 änderung auch für diese gelten. 



GuNDLACH sagt: 



„Wir wissen, dass die Flintglaslinse eines Objectives nur dazu 

 dient, um die sphärische, wie die chromatische Abweichung der Crown- 

 glaslinse zu verbessern, dass aber gerade in Folge dieser zweifachen 

 Aufgabe die gedachte Verbesserung — selbst in ihrer möglich besten Form 

 — insoweit unvollkommen bleibt, als, wenn die mittlere Zone, d. h. die zwi- 

 schen Mittelpunkt und Peripherie der Linse gelegene, genau corrigirt er- 

 scheint, der centrale Theil der Linse noch einen kleinen Rest von Unter- 

 correction zeigt, während die äussere Zone schon übercorrigirt ist. Diese 

 unvermeidlichen Reste, d. h. die sogenannten Abweichungen höherer Ord- 

 nung sind die einzige Ursache derjenigen ünvollkommenheit der achroma- 

 tischen Objective, welche von der Gestaltung, d. h. von der Krümmung 

 der Linse abhängen. Die beste Formel für die Construction eines 

 Objectives wird daher stets die sein, welche diese Abweichungen auf 

 das möglich geringste Maass zurückführt. Seit der Entdeckung der 

 Achroraasie ist nichts versäumt worden, um mittels Hilfe der Mathematik 

 die zur Correction der Abweichungen der Crownglaslinse erforderliche, 

 möglich beste Form der Flintglaslinse zu finden. Dagegen wurde in 

 Bezug auf die geeignete Form, oder besser gesagt, in Bezug auf das 

 Verhältniss der Krümmungen der beiden Flächen der Crownglaslinse 

 niemals eine besondere Regel angenommen oder ein theoretisches Gesetz 

 aufgefunden, mittels deren der günstigste Erfolg zu erzielen gewesen 

 wäre. Die Berechnungen waren stets auf dem Grundsatze aufgebaut, 

 dass für irgend eine positive Crownglaslinse sich eine negative Flintglas- 

 linse finden lassen müsse, welche mit ersterer verbunden ein achromatisches 

 Objectiv im gewöhnlichen Sinne des Wortes ergebe, und in Folge dieses 

 Grundsatzes hat man sich keine besondere Mühe gegeben, um die mög- 

 lich beste Form der Crownglaslinse zu finden. 



