III. 1. Referate und Besprechungen. 67 



Punkte auf der Achse ausfahren, dessen Entfernung etwa das Zweifache 

 der ermittelten Brennweite ist, wobei dieselben nach ihrer Vereinigung 

 auf der anderen Seite in etwa gleicher Entfernung einen Kegel bilden, der 

 demjenigen auf der Eintrittsseite gleich ist. Nun giebt es ein einfaches 

 Mittel, um den Strahlen, welche von einem entfernten Punkte oder Ob- 

 jecte ausgehen, vor ihrem Eintritte in die Crownglaslinse des Fernrohres 

 eine der oben erwähnten Bedingung nahezu entsprechende Richtung zu 

 geben. Man stellt eben die Flintglaslinse vor die Crownglaslinse. Die 

 parallele Richtung der Strahlen wird dann durch die negative Flintglas- 

 linse in eine derart divergirende übergeführt, dass diese Strahlen einem 

 Lichtkegel entsprechen, der ein wenig kürzer ist, als derjenige, welcher 

 für eine beiderseitig gleich gekrümmte gefordert wird. Die Crownglas- 

 linse des Objectives wird dann zur Erreichung des geringsten Maasses der 

 sphärischen Abweichung nahezu gleichseitig gestaltet werden müssen und 

 wird es gestatten, dass die Abweichungen höherer Ordnung auf ein noch 

 geringeres Maass zurückgeführt werden, als es bei dem beschriebenen 

 Objective der Fall ist. Indessen möge als ein Hinderniss für eine 

 derartige Anordnung der Einzellinsen erwähnt werden, dass bei derselben 

 ■die Flintglaslinse dem unmittelbaren Einflüsse der Athmosphäre und 

 damit der Oxydation ausgesetzt ist". 



In Bezug auf die Anwendung der beschriebenen neuen Constructions- 

 methode auf das Mikroskopobjectiv wäre etwa Folgendes zu erwähnen: 

 „Unsere heutigen Mikroskopobjective sind sämmtlich achromatisch in 

 dem gewöhnlichen Sinne, aber sie sind sehr verschieden in Bezug auf 

 die angulare Oeffnung und demzufolge in Bezug auf Definition und 

 Auflösungsvermögen. Nun ist aber die angulare Oeffnung abhängig 

 von dem Grade der Verbesserung der Abweichungen höherer Ordnung 

 und diese letztere wieder von demMaasse der sphärischen Abweichung der 

 Crownglaslinse des Systems. Wenn die Crownglaslinsen nach der beschrie- 

 benen Methode und dem gefundenen Grundsatze für das Minimum der sphä- 

 rischen Abweichung umgeformt und ferner die Flintglaslinsen so geändert 

 werden, dass sie genau die sphärische Abweichung der Crownglaslinse 

 verbessern, dann wird für das Mikroskopobjectiv derselbe Erfolg zu 

 erreichen sein wie für das Fernrohrobjeetiv. Die Erweiterung der 

 Grenze der angularen Oeffnung wird es dann gestatten, den Objectiven 

 von langer Brennweite und grossem Arbeitsabstande ein Definitions- und 

 Lichtaufnahmevermögen zu geben, wie sie zur Zeit nur mit Objectiven 

 von kurzer Brennweite und kleinem Arbeitsabstande vereinbar sind." 



Dr. L. Hippel. 

 5* 



