68 



Referate und Bes2>recliungen. 



III, 1. 



(Smith, H. L.), Device for testing refractie index, (Amer. 

 Monthly Microsc. Joiirn. vol. VI, 1885, p. 181; cfr. Journ. R. 

 Microsc. Soc. ser. II, vol. V, 1885, pt. 6 p. 1066). 

 Der von Prof. H. L. Smith erdachte Apparat soll sich vor 

 der bekannten Dr. ZEiss'schen Vorrichtung dadurch auszeichnen, dass 

 er leichter zu handhaben und in seinen Resultaten genauer ist als 

 dieser, indem einerseits ein einziger Tropfen der betreffenden Flüs- 

 sigkeit zur Bestimmung resp. Vergleichung genügt, anderseits noch 

 die geringste Abweichung des Brechungsindex der Iramersionsflüssig- 

 keit von demjenigen des Crowuglases durch eine beträchtliche Ab- 

 weichung augezeigt wird , wenn solche bei Gebrauch des Prismas 

 kaum bemerkbar wird. — Die Vorrichtung ist dazu bestimmt, an dem 



Mikroskope verwendet zu v/erden 

 und besteht aus folgenden Theilen: 

 Ä ist ein Zwischenstück („Adapter") 

 von etwa 2 cm Länge, oben und aussen 

 mit einem Gewinde zum Einschrauben 

 in den Tubus, unten und innen mit 

 einer Mutter für die Aufnahme eines Objectives von etwa 25 mm Brenn- 

 weite; a und h sind zwei Crownglasstreifen von möglichst gleichem 

 Brechungsindex mit dem Deckglase, etwa 5 cm lang, 2-5 cm breit und 

 ungefähr 0-8 bis O'T mm dick. An dem Ende eines dieser Streifen (b) 

 ist eine concave gut polirte Höhlung von etwa % der Streifendicke ein- 

 geschliflfen. Um nun zu untersuchen, ob die Immersionsflüssigkeit den- 

 selben Brechungsindex und die gleiche Dispersion besitzt, wie das Glas, 

 wird ein Tropfen davon in die Höhlung gebracht und die beiden auf- 

 einandergelegten Glasstreifen in die an dem Zwischenstück angebrachte 

 Oeffnung eingeschoben. Auf diese Weise fliesst eine dünne Lage der 

 Flüssigkeit zwischen die beiden Streifen. Während sich diese in der in 

 der Figur angedeuteten Stellung befinden, wird das gedachte Objectiv an- 

 geschraubt und das Mikroskop auf ein gut begrenztes Object eingestellt. 

 Blickt man nun durch die beiden Platten, so wird die Focaleinstellung 

 kaum merklich von der abweichen, welche sich ergiebt, wenn jene ent- 

 fernt werden. Ist das Object scharf eingestellt, so schiebt man die 

 Glasstreifen weiter ein, so dass die mit dem Flüssigkeitstropfen erfüllte 

 Höhlung genau über die Hinterlinse des Objectives zu stehen kommt. 

 Ist nun das Medium mit dem Glase optisch homogen, so wird weder 

 sphärische noch chromatische Abweichung hervorgerufen und die Schärfe 

 der Zeichnung verbleibt, ohne dass eine Einstellungsänderung nothwendig 

 wird. Da keine der bis jetzt bekannten Immersionsflüssigkeiten in 



