III, 1. Referate und Besprechungen. 69 



diesem Sinne dem Glase genau liomogeu ist, während sie nichtsdesto- 

 weniger denselben mittleren Brechungsindex des Crownglases haben 

 kann, so kann mittels derselben wohl scharfe Zeichnung ohne Aenderung 

 der Einstellung vorhanden sein, aber die Räuder des Objectes werden 

 dabei gefärbt erscheinen. Hat man die Einstellung mittels Zahn und 

 Trieb bewirkt, indem die feine Einstelluugsvorrichtuug unberührt blieb, 

 so kann mau auf diesem Wege leicht den Brechungsindex verschiedener, 

 für die homogene Immersion vorgeschlagener Flüssigkeiten bestimmen. 

 ]ilacht man z. B. eine Marke an der Zahnstange oder an dem Tubus, 

 wenn in der in der Figur gezeichneten Stellung der Glasstreifen genaue 

 Einstellung erzielt ist, dann zeigt diese Marke den Brechungsindex 

 1-52 an. Füllt man darauf die Höhlung mit Zimmetöl und stellt nun 

 ein (indem Object, Objectiv und Ocular dieselben bleiben), dann erhält 

 man eine andere Stellung für die Marke, welche nun den Brechungs- 

 index 1'6 angiebt. Gebrauchen wir Wasser, so erhalten wir wieder eine 

 andere für 1-33 und mit Glycerin eine solche für 1"41, indem die Ent- 

 fernung der beiden äussersten Marken etwa 12-5 mm beträgt. Indem 

 wir nun interpoliren , können wir ziemlich nahe den Brechungsindex 

 einer beliebigen Flüssigkeit ermitteln. Prof. SmxH hat gefunden, dass 

 die sogenannten verkäuflichen „homogene Medien" so weit von einander 

 verschieden sind, dass die Differenz in der Stellung des Tubus niclit 

 weniger als 6*5 mm betrug, während ein Muster von Dr. Zeiss nur eine 

 Abweichung von etwa 1-25 mm zeigte, was unter dem Unterschied blieb, 

 welchen irgend ein anderes Muster ergab. Hat man ein gutes Objectiv 

 gebraucht und mit einer gegebenen Immersionsflüssigkeit das „beste Bild" 

 irgend eines Probeobjectes bei einer bestimmten Stellung der Einstell- 

 schraube erhalten, so kann der genaue Brechungsindex bestimmt und 

 für die Zukunft sicher gestellt werden. Ein festes Objectiv '/g" von 

 Spexcee, welches sowohl für centrales wie für schiefes Licht eine aus- 

 gezeichnete Leistung ergab, wenn die Immersionsflüssigkeit gebraucht 

 wurde, welche der Verfertiger beigegeben hatte, ergab nur eine un- 

 deutliche Zeichnung mit einem anderen Medium, welches mit dem be- 

 schriebenen Apparat geprüft für die Erlangung einer scharfen oder doch 

 möglichst scharfen Zeichnung eine Aenderung der Einstellung erforderte, 

 welche um voll 6*5 mm von der ersteren abwich. Indem Prof. Smith nun 

 die zweite Flüssigkeit soweit verdünnte, dass sie den gleichen Brecliungs- 

 index zeigte, wie die von Spencer ausgegebene, ergab sich eine voll- 

 ständig zufriedenstellende Wirkung des optischen Apparates. Es mag 

 noch hinzugefügt werden, dass in dem Zwischenstück eine Blendung von 

 solcher Weite angebracht werden muss, dass dieselbe, wenn die gefüllte 



