III. 1. Referate und Besprechungen. 71 



an die Stelle, wo es gebraucht wird, au der es dauu mittels einer leichten 

 Berührung am freien Ende des Borstenhalters dauernd niedergelegt 

 werden kann, f) Man führe die Spitze der Borste wieder nach dem 

 ersten Objectträger zurück und wiederhole die vorhergehende Operation 

 so oft als erwünscht. Die Gegenstände können dabei mittels Objective 

 von langer Brennweite, z. B. von 25 mm, 12*5 mm oder 8 mm auf- 

 gesucht und ausgewählt werden, während man, falls dieselben sehr klein 

 sind, beim Aufbringen auf den zweiten Objectträger Objective von 10 mm, 

 6 mm oder 5 mm Brennweite anwenden kann. Solche Mikroskopiker, 

 welche ihre Augen nicht abwechselnd gebrauchen könnnen, mögen das 

 eine Auge von dem einen Rohre über das andere bringen, ohne dass 

 sie dabei irgend beträchtliche Zeit verlieren. Der hauptsächlichste 

 Vortheil des Instruments besteht in der Schnelligkeit, mit der kleine 

 Objecte aufgenommen und wieder niedergelegt werden können, sowie in 

 der Sicherheit der Manipulation. Wenn man zwei Objectträger mit 

 demselben Material je unter eines der Rohre bringt, so wird es leicht, 

 das Mikroskop zu vergleichenden Versuchen mittels polarisirten oder pris- 

 matisch zerlegten Lichtes zu benutzen, indem man den Polarisations- 

 oder Spectralapparat mit dem einen Rohre in Verbindung bringt, wäh- 

 rend man das andere als ein gewöhnliches zusammengesetztes Mikroskop 

 benuzt. Auch mancherlei vergleichende und histologische Untersuchungen 

 können unter dem Zwillings-Mikroskope ausgeführt werden, ohne dass 

 man das für den Beobachter oft recht lästige öftere Wechseln der Linsen 

 und der Objectträger nöthig hat. Für die Zergliederung kleiner Thiere 

 und Pflanzen, für histologische Untersuchungen im allgemeinen, für die 

 Suche nach Nematoden und anderen kleinen Lebensformen, für das Auf- 

 nehmen von Desmidiaceeu, Diatomeen, Protophyten etc. sowie für die 

 leichte, schnelle, sichere und elegante Gruppirung dieser Objecte dürfte, 

 wie ich glaube, das Zwillings-Mikroskop zur Zeit unerreicht dastehen." 



Dr. L. Dippel. 

 Toisoii J., Eclairage inteusif en micrographie (Journ. des 

 sc. med. de Lille. 1885 aoüt. — S.A. 5 pp. 8'^'). 

 Verf. beschreibt zuerst den AßBE'schen Condensor und seine An- 

 wendung und berichtet sodann, dass man als Surrogat für denselben 

 ein Objectivsystem verwenden könne, welches mau vermittels einer 

 kleinen Vorrichtung in dem Blendcylinder derart befestigt, dass seine 

 Frontlinse fast in Berührung mit der Unterseite des Objectträgers sich 

 befindet. Zwischen Objectiv und Objectträger lässt sich ein Flüssig- 

 keitstropfen einschalten. Verf. benutzte zu diesem Zwecke Objectiv 

 Nachet No. 3-6 (Brennweite */,, Oeffnungswinkel 140^, numerische 



