74 



Referate und Besprecliungen. 



III, 1. 



3. Fräparationsmethoden im Allgemeinen* 



Meyer, V., Trocken- iiud Erliitzuugsapparate für das 

 chemische Laboratorium (Ber. d. deutsch. Chem. Ge- 

 sellsch. XVIII. Jahrg. No. 17 p. 2999.) 

 Victor Meyer lässt durch C Desaga in Heidelberg Apparate her- 

 stellen, welche, zunächst nur zu chemischen Arbeiten bestimmt, geeignet 

 sein dürften, auch im histologischem Laboratorium an Stelle der Brut- 

 und Wärmekästen zu treten. In letzteren wird bekanntlich die Constauz 

 der Temperatur mittels sogenannter Thermoregulatoren erzielt. IMeyer's 

 Vorrichtung kann auf solche verzichten, weil die Temperatur von vorn- 

 herein constant erhalten wird in der Weise , dass Flüssigkeiten von be- 

 stimmtein Siedepunkt (beziehungsweise deren Dämpfe) je nach dem ge- 

 wünschten Wärmegrad an Stelle des Wasserbades 

 treten. Ein doppelwandiger Kessel enthält die 

 Heizflüssigkeit (e) zwischen beiden Wänden, das 

 zu erhitzende Object im iuneren Hohlraum (/"). Eine 

 Tubulatur im oberen Umfange der Kesselwaud 

 trägt ein Coudeusationsrohr in Gestalt einer als 

 Luft -Rückflusskühler dienenden Glasröhre (c). Luft- 

 zuflussröhreu treten von unten in den Trockenraum, 

 dessen Deckel eine , durch einen Schieber ver- 

 schliessbare Oeffnung (d) enthält. Vorläufig sind 

 die Apparate nur für hohe Temperaturen von 

 Meyer angewendet; unzweifelhaft wird es leicht 

 sein, sie dem Bedürfniss des Mikroskopikers durch 

 Anwendung bei niederer Temperatur siedender 

 Flüssigkeiten anzupassen. Der Gasverbrauch ist 

 ein minimaler,' da nur ganz kleine Flämmchen nöthig sind, um die 

 geringe nöthige Flüssigkeitsmenge siedend zu erhalten. Das Princip 

 der Vorrichtung gestattet anzunehmen, dass auch Spiritusheizung hier 

 vollkommen constante Temperatur liefern wird. Flesch (Bern). 



GiLEs' live-cell and Howkins' observatory trough (Sei. 

 Gossip 1885, p. 7, 135; Journ. R. Microsc. Soc. ser. II vol. V, 

 1885, pt. 2 p. 135, pt. 4 p. 719). 

 Mit Rücksicht darauf, dass die Vorrichtungen zur Beobachtung leben- 

 der Organismen einerseits leicht rinnen, anderseits schwer zu reinigen 

 sind, hat G. M. Giles eine neue Form eines derartigen Apparates vor- 



