III, 1. , Referate uiul Besiirecbungen. 79 



wegeiuleii Strom einerseits, den das Capillar-Elektrometer durchfliessendeu 

 Strom anderseits ötfneu und schliessen) „nm zwei Schwingungen in der 

 Seeunde difteriren. Die Feder des Unterbrechers im Kreise des Capillar- 

 Elektrometers macht demnach 16 oder 20 Schwingungen in der Seeunde. 

 Dadurch, ob bei entsprechender Verlängerung oder Verkürzung des 

 schwingenden Stabes die Schwebungen häufiger oder seltener werden, 

 lässt sich ersehen, ob das eine oder das andere der Fall ist". — Eine 

 specielle Anwendung zum Studium der Bewegungsvorgänge an mikro- 

 skopischen Objecteu hat später Maetius dieser Vorrichtung gegeben, in- 

 dem er sie zur absoluten Frequenzbestimmung der FlimmerbcAvegungen 

 auf 11 bis 12 Schwingungen in der Seeunde verwerthet hat. Er hat auf 

 diese Weise eine Idee ausgeführt, die Doppleb schon 1845 angeregt, 

 Dr. A. VON Beck mit negativem Erfolge nutzbar zu machen versucht 

 hatte. Das schwingende Cartonblättchen wird hier von MAETros 

 zwischen den Spiegel des Mikroskopes und das Diaphragma eingefügt. 

 Die das schwingende Blättchen tragende Unterbrechungsfeder ist so 

 eingerichtet, dass sie während des Schwingens ohne Unterbrechung 

 der Oscillationen in der sie tragenden Einklemmungsvorrichtung ver- 

 schoben und damit in ihrer Schwingungszahl allmählig abgeändert 

 werden kann. Die Beobachtung unterliegt allerdings ziemlich grossen 

 Schwierigkeiten, die theils aus der Abschwächung der Beleuchtung in 

 Folge der Schnelligkeit des Wechsels zwischen Belichtung und Ver- 

 dunkelung des Gesichtsfeldes resultiren, theils in der Ungleichheit der 

 Schwingungsgeschwindigkeit der einzelnen Wimperhärchen ihre Erklä- 

 rung finden. Bezüglich der Correction dieser Schwierigkeiten muss auf 

 das Original verwiesen werden. Erwähnt sei hier nur, dass durch eine 

 Hebevorrichtung mit Schraubenbewegung die Dauer der Beleuchtungs- 

 phase zu möglichst vortheilhafter Anordnung regulirt, dass ferner durch 

 einen einfachen Kunstgriff, welcher die Unregelmässigkeit der Cilien- 

 schwingungen selbst ausnutzt, die Genauigkeit der Zeitbestimmung con- 

 trolirt werden kann: hat man nämlich die Stroboskopstellung gefunden, 

 bei welcher der Flimmersaum relativ am ruhigsten erscheint, also 

 Flimmerzahl und Oscillationen des Blättchens sich decken, so kann man 

 durch allmählige Vermehrung der Stroboskopschwingungen eine Anord- 

 nung finden, bei welcher wieder das erste Bild der Flimmerbewegung 

 auftritt; dies ist immer der Fall, sobald das Stroboskop die doppelte 

 Oscillationszahl erreicht hat. — Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, 

 dass die stroboskopische Methode noch mannigfacher Verwerthung in 

 der Mikroskopie nach dem Vorgange von Maetius und Fleischl fähig 

 sein wird. M. Flescli {Bern). 



