Band III. Heft 2. 



lieber ein neues Mikrotom. 



Von 



Dr. P. Schleife rdecker, 



Prosector in Göttingen, 



Hierzu 4 Holzschnitte. 



In Band II, 1885, p. 453 dieser Zeitschrift luit Spengel ein von 

 dem Mechaniker Herrn August Becker, Meyekstein Nachfolger, in 

 Göttingen gebautes Mila-otom beschrieben und dessen Vorzüge hervor- 

 gehoben. In Folge dieser Mittheilung setzte ich mich mit Becker in 

 Verbindung, nm mit demselben ein den Ansprüchen eines jetzigen Ana- 

 tomen genügendes, grosses Mikrotom herzustellen. Das Modell, welches 

 mir Becker zeigte, und welches der Beschreibung von Spengel gemäss 

 war, erscliien mir indessen doch nicht so zweckentsprechend, dass ich ein 

 gleiches Instrument, nur von bedeutenderen Dimensionen für vollständig 

 geeignet gehalten hätte, wenngleich das bei dem Modell angewandte 

 Princip der mechanischen Messerführung mittels einer Curbel, und die 

 Einrichtung der Objectklammer , welche eine allmähliche Drehung des 

 Objects nach zwei Richtungen hin erlaubte, als ein entschiedener Fort- 

 schritt anerkannt werden konnte. Ich habe daher mit Herrn Becker 

 zusammen das erwähnte Modell in einer Weise umgestaltet, wie es mir 

 zweckentsprechend zu sein schien und will diese neue Form hier be- 

 schreiben. 



Es handelte sich darum, ein Mikrotom herzustellen, welches für die 

 meisten für den Anatomen wichtigen Präparate zu verwenden war. Es 

 musste in Folge dessen möglich sein, mit demselben Organe von der 

 Grösse des menschlichen Augapfels noch mit einem unter recht spitzem 

 Winkel stehenden Messer bei reichlicher Alkoholbenetzung zu schneiden, 

 und ebenso das querstehende kurze Messer zum trocknen Schneiden von 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. III, 2. 11 



