in, 2. Schieft'erdecker: Ucber ein neues Mikrotom. 153 



stets vor Augen, hat die Schnitte auf dem Messer vor Augen und zur 

 Hand, um sie abnehmen zu können, kurz ]iat die ganze Ilandliabung 

 ausserordentlicli viel bequemer. Die Sicherheit der FeststoUung des Prä- 

 parates und diejenige der Ilöhenverschiebung ist bei genauer Arbeit 

 ganz ebenso gut bei der senkrechten Schraube wie bei der liegenden 

 zu erreichen. Kurz ich muss sagen, dass ich eigentlich nicht recht habe 

 verstehen können, wie die Doppelschlittenmikrotome sich einen so weiten 

 Verbreitungskreis haben erobern können. 



Die Aufstellungsart des SpENOEL-BECKER'schen Mikrotoms erschien 

 ebenfalls als eine ungünstige. Vier Füsse sind für jedes leblose Ding, 

 das feststehen soll, ein Uebelstand, und wenn man nun auch die leichte 

 Aenderuug machte und statt der vier drei nahm, so war doch immer 

 noch der hochliegende Oberbau viel zu schwer gegenüber dem Fuss- 

 gestell, um das Instrument als genügend stabil betrachten zu können. 

 So wurde denn von dem ScHANZE'schen Mikrotome auch die schwere 

 Fussplatte entnommen , welche von drei kurzen abgestumpft couisch 

 endigenden Füssen getragen, in einem auf den Tisch gelegten flachen 

 Zinkkasten ruhte, der so lang gewählt war, dass auch das lange Messer 

 noch über ihm sich befand, und so aller abtropfende Alkohol in diesem 

 Kasten aufgefangen wurde. Ebenfalls dieses abfliessenden Alkohols wegen 

 wurde das Instrument nicht aus lackirtem Messing hergestellt wie das 

 SpEXGEL-BECKER'sche Modell , sondern von oben bis unten bis in die 

 kleinsten Einzelheiten hinein vernickelt. 



Endlich wurde, damit man die Curbel, welche die Darmsaite an- 

 zieht und so den Messerschlitten in Bewegung setzt, bequem in der 

 Querstellung des Instruments handhaben könnte, dieselbe senkrecht zur 

 Axe des Mikrotoms gestellt an der rechten Seite befestigt. 



Nachdem ich so zunächst die Hauptveränderungen der Form des 

 Instruments angeführt habe, wird es nicht schwierig sein, die Uebersichts- 

 abbildung Figur 1 zu verstehen , welche nach einer photographischen 

 Aufnahme des Mikrotoms angefertigt worden ist, bei der dasselbe der- 

 artig schräge auf einem Tische dem Apparat gegenüber aufgestellt war, 

 dass man von links-oben-vorne her auf dasselbe hinblickte. Demgemäss 

 erscheint das Instrument auch verkürzt. Ich will jetzt eine genaue 

 Beschreibung desselben geben und dabei auf die Veränderungen, welche 

 die einzelnen Theile erlitten haben, näher eingehen. Man wolle bei 

 dieser Beschreibung zugleich Figur 2 vergleichen, welche einen senk- 

 rechten, zur Längsaxe unter rechtem AVinkel gelegten Durchschnitt durch 

 den Theil des Mikrotoms schematisch darstellt, welcher die zur Fest- 

 stellung und Verschiebung des Präparates nöthigen Vorrichtungen ent- 



11* 



