164 Schiefferdecker: üeber ein neues ^Mikrotom. III, 2. 



Wie man auf den PhotogTammen sehen kann ; ist endlich iiocli an 

 jedem der freien Enden des Balkens x eine Spiralfeder angebracht, welche 

 senkrecht nach unten verlaufend mit ihrem unteren Ende an dem vorderen 

 Ende eines horizontal aus der Platte D hervorragenden Stabes befestigt 

 ist. Diese Spiralfedern ziehen die Klemme nach unten , wirken der 

 Mikrometerschraube entgegen und sichern so noch mehr den eigentlich 

 schon durch die beschriebene Einrichtung genügend sicher gestellten 

 Contact der Achatfläclie mit der Spitze der Mikrometerschraube. 



Wie schon erwähnt, beträgt die gesammte mögliche Höhenver- 

 schiebung bei unserem Instrumente 30 mm. Die seitliche Verschiebung, 

 welche hierbei die Achatplatte gegenüber der Spitze der Mikrometer- 

 schraube erfährt, ca. 1 mm nach jeder Seite. Diese ist also so unbedeutend, 

 dass sie keinen Xachtheil bringt. Natürlich bleibt die Stellung der Achat- 

 platte während der gesammten Verschiebung genau horizontal. 



Sonach glaube ich mich zu der Annahme berechtigt, dass, wie in 

 den übrigen Theilen so auch in Bezug auf die Höhenverschiebung das 

 vorliegende Instrument weitgehenden Anforderungen gereclit wird. 



Auf Wunsch kann au demselben auch eine abnehmbare Vorrichtung 

 angebracht werden, um es als Tauchmikrotom benutzen zu können. 



Desgleichen kann das Instrument mit einer Vorrichtung versehen wer- 

 -den, welche bei jedem Schnitte eine Hebung des Präparates auf automa- 

 tischem Wege bewirkt, ebenso wie es keine Schwierigkeit hat, die Hebel- 

 bewegung und somit die des Schlittens zu einer automatischen zu machen. 



An einer Vorrichtung, welche automatisch bei dem Zurückschieben 

 des Messers über das Präparat jenes hebt, so dass eine Berührung des- 

 selben mit der Oberfläche des Präparates vermieden wird, wird augen- 

 blicklich noch gearbeitet. Selbstverständlich kann das Instrument auch 

 als Gefriermikrotom benutzt werden. Die hierzu nöthige Vorrichtung 

 schliesst sich im wesentlichen au die ScHANZE'sche Constructiou an. 



Herr Becker will das hier beschriebene Modell in drei Grössen 

 liefern von 400 mm, 300 mm, 220 mm Schlittenlänge. Da, wie oben 

 schon hervorgehoben wurde, die Länge des Schlittens bei diesen Instru- 

 menten völlig ausgenutzt werden kann, so werden auch die kleinen 

 jedenfalls brauchbarer sein, als Doppelschlittenmikrotome von derselben 

 Grösse und für viele Fälle Ausreichendes leisten. Behufs näherer Orienti- 

 rung über die Mikrotome, Nebenapparate, Preise etc. verweise ich auf 

 das diesem Hefte beigefügte l*reisverzeichniss von Beckek. 



