III, 2. Sahli: Regulator für Brütöfen mit Petroleumlieizung. 169 



weiter steigen und das erwünschte Maximum überschreiten würde. Um 

 dies bei der Regulation auf höhere Temperaturen zu vermeiden, kann 

 über der Oetfnung HF seitlich schräg nach oben führend eine unten 

 offene Blechrinne HK eingehakt werden, welche die aus der Oeffnung 

 HF tretende heisse Luft mit Sicherheit von dem Brütofen wegleitet. 

 Für Regulation auf niedrigere Temperaturen kann aber diese Rinne 

 weggelassen werden. 



An der in der Durchschuittszeichnung natürlich punktförmig ver- 

 kürzt erscheinenden Achse H der Klappe ist nun als Hebelarm in einem 



/ 28\ 

 Winkel zur Klappe von (90 — r = 76" ein Blechstreifen //(? ange- 

 bracht, vermittels dessen der Regulator, zu dessen Beschreibung wir 

 nun übergehen, auf die Stellung der Klappe wirkt. 



Zu dem Regulator gehört zunächst ein Glasgefäss LM^ in dessen 

 unteren weiteren Theil eine bis nahe an den Boden reichende offene 

 gerade Glasröhre eingeschmolzen ist. Der untere Theil des Gewisses 

 von bis M enthält Wasser, und auf diesem schwimmt eine 1 bis 

 2 cm hohe Schicht n o von Aether (für Temperaturen um 40 °) oder 

 von Petroleumäther (für Temperaturen von 56 "). Ueber n ist noch 

 etwas Luft. Das innere Glasröhrchen ist ebenfalls mit Wasser gefüllt. 

 Das obere Ende dieses Glasröhrchens ragt bei L aus dem Wasser- 

 mantel des Brütofens hervor und ist in Verbindung mit einem ebenfalls 

 mit Wasser gefüllten Schlauch LP, welcher unten in den dicken 

 Schenkel des zweischenklig gebogenen Glasgefässes PR mündet. Der 

 untere Theil dieses Glasgefässes enthält Quecksilber, während zwischen 

 Q und P sich noch die Wassersäule aus dem Schlauch fortsetzt. An 

 den dünnen aufsteigenden Schenkel ist bei R wieder ein Gummischlauch 

 Ji ^S angesetzt, welcher bei S in das weite Gefäss SZ mündet. Die 

 Gefässe äZ sowohl als PB, sind an den beweglichen Armen eines ge- 

 wöhnlichen eisernen Bürettenhalters (in der Durchschnittszeichnung weg- 

 gelassen) angebracht und können, da das Zwischenstück RS aus 

 Schlauch besteht, beliebig gegen einander verschoben werden. Darauf 

 berulit die Möglichkeit, den Regulator für ganz beliebige Temperaturen 

 einzustellen. In dem Gefäss S T liegt leicht verschieblich der Schwimmer 

 TJ T, welcher das Holzstäbchen U V trägt, in welches oben die Nadel 

 F TT eingesteckt ist. Den Zweck der Theile X Y und XZ werden wir 

 gleich nachher besprechen. Die Regulation beruht nun darauf, dass die 

 Spannkraft des Aethers no bei steigender Temperatur sich durch den 

 Gummischlauch LP auf das Gefäss PR fortpflanzt und das Queck- 

 silber in dem aufsteigenden Schenkel und dem Schlauch RS zum 



12* 



