III, 2. Kleinere Mitthcilungcn. 207 



Kleiuere Mittlieilungen. 



Die Mikrometerbewegung an den neueren Zeiss'schen Stativen. 



.Von 

 Dr. S. Czai)ski 



in Jena. 



Hierzn ein Holzsclinitt. 



In den letzten Jahren sind von Seiten vieler Mikroskop-Fabrikanten 

 Anstrengungen gemacht worden, die Feinbewegung des Tubus zu ver- 

 bessern. In dem Journal of the Royal Microscopical Society ist über 

 mehrere dieser Versuche berichtet worden ; ebenso hat in dem letzten 

 Heft dieser Zeitschrift ' eine Beschreibung der von Winkel in Göt- 

 tingen gewählten Einrichtung Platz gefunden. 



Auch in der ZEiss'schen Werkstatt sind während der letzten Jahre 

 Versuche in der bezeichneten Richtung angestellt worden, bei deren 

 Gelegenheit u. a. auch eine der WiNKEL'schen analoge Construction zur 

 Ausführung gekommen ist. Das Endresultat dieser Versuche ist jedoch 

 eine noch wesentlich einfachere Consti-uction gewesen, die nach längerer 

 Erprobung im internen Gebrauch nunmehr für die grösseren Stative in 

 Anwendung gebracht wird. Eine kurze Beschreibung derselben wird viel- 

 leicht manche Leser dieser Zeitschrift interessiren : 



Das dreiseitige massive Prisma C ist mit dem Objecttisch fest ver- 

 schvaubt. An ihm hat das entsprechend ausgebohrte Hohlprisma B 

 Führung, welches seinerseits mit dem Tubusträger A in solidem Zu- 

 sammenhange steht. Die Vollkommenheit der Führung wird durch die 

 Messinglamelle D gesichert, Avelche mittels des in der Zeichnung an- 

 gedeuteten Stiftes an dem Hohlprisma B befestigt ist und so die dritte? 

 federnde Innenseite dieses Prismas bildet. Das massive Prisma C ist an 

 seinem oberen Ende auf eine Länge von etwa 15 mm stark abgekantet, 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 1, 



