224 Referate und Besprechungen. Ifl, 2. 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



The new objectives (Joiirn. R. Microsc. Soc. Ser, II vol. VI, 

 1886, pt. 2 p. 316). 



Seit längerer Zeit sind die Erwartungen der deutsehen Mikro- 

 skopiker auf die Jenaer Mikroskop-Werkstätte gerichtet, von der man 

 wusste, dass daselbst von Abbe eingehende Versuche über die Construc- 

 tion von Mikroskopobjectiven vermittels ganz neuer, eigens zu diesem 

 Zwecke und mit namhafter Subvention der Preussischen Regierung her- 

 gestellten Glassorten angestellt würden. Da jedoch von Jena aus 

 tiefstes Stillschweigen beobachtet wurde — ausser einer sehr reser- 

 virten Bemerkung Dippel's in dieser Zeitschrift (Bd. I, 1884, p. 490) 

 verlautete nichts über die Versuche — wollten verschiedene Mikro- 

 skopiker schon wissen, dass die Resultate unbefriedigend seien, dass die 

 neuen Glassorten nicht haltbar wären, etc. — Nunmehr kann das Journ. 

 R. Microsc. Soc. über zwei neue, mit den neuen Glassorten construirte 

 Objective berichten, welche man für zweckmässig befunden hat, in 

 erster Linie nach dem Lande der „high powers" und der „resolutiou 

 of Amphipleura pellucida" zu senden. Da der Bericht über diese neuen 

 Objective gewiss vielfach interessirt, so wollen wir die wichtigsten 

 Theile seines Inhaltes hier referiren. 



Die in Frage stehenden Objective sind beide '/g engl. Zoll (3*17 mm). 

 Der wichtigste Punkt ihrer Construction ist der, dass sie aus Glassorten 

 gemacht sind, an deren Herstellung Prof. Abbe und Dr. Schott in den 

 letzten Jahren gearbeitet haben. Die Objective sind aus zehn einfachen 

 Linsen gebildet, welche zu fünf Linsen verbunden sind ; die Frontlinse 

 ist einfach. Ihr Abstand ist 0'25 mm, um diesen nicht zu verringern, ist 

 die numerische Apertur auf 1-40 beschränkt. Bei der auf ihrer Fassung 

 eingravirten Tubuslänge haben die Objective ihre beste Correction für 

 eine Deckglasdicke von 0'16 bis 0-18 mm. Bei dünneren Deckgläsern 

 muss der Tubus um weitere 10 bis 25 mm verlängert werden. Gegen 

 Veränderungen der Tubuslänge sind sie sehr empfindlich, und die 

 Längenveränderung des Tubus ist das einfachste und in der That auch 

 das beste Mittel der Deckglascorrection, da durch diese Procedur das 

 gegenseitige Verhältniss von sphärischer, chromatischer und sphäro- 

 chromatischer Correction nicht geändert wird, während dies stets der 

 Fall ist, wenn wie bisher durch die Correctionsschraube am Objectiv- 

 system der Abstand der einzelnen Linsen verändert wird. 



