230 Referate und Besprechungen. III, 2. 



im Tubus wirkt gegen die Aufwärtsbeweguug des Hebels 2?, ist also 

 auch entgegengesetzt den Scliraubeubewegungen von E und F. 



Behrens. 

 Unna, P. G., Zur Histotechnik. Zerstreuende Diaphragmen. 

 (Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. V, 1886, No. 4). 

 Verf. empfiehlt nach dreijähriger Erfahrung die folgende Be- 

 leuchtungsart bei künstlichem Lichte. Die Ermüdung des Auges wird 

 durch das auf die Unterseite des Objectes geworfene Bild der hellen 

 Petroleum- oder Gasflamme hervorgebracht. Ein vor die Lampe ge- 

 stellter Milchglasschirm oder dergl. ist da, wo es auf Helligkeit ankommt, 

 nicht empfehlenswerth, da ein um so schwächeres Lichtbündel zu dem 

 Objecte gelangt, je weiter der Weg von dem zerstreuenden Schirme 

 bis zum letzteren ist. Es soll daher das Licht bis dicht zum Object in 

 voller Stärke dringen und erst hier in dem Maasse sich zerstreuen, als 

 es die Reizbarkeit der Retina für nicht zerstreutes Licht erfordert. — 

 Zu diesem Zwecke schob Verf. zuerst in den Diaphragmentisch eines 

 Haktnack' sehen Mikroskopes ein feines Segment einer vom Glasbläser 

 ad maximum aufgeblasenen Milchglaskugel ein , welches er mit dem 

 Concavspiegel direct beleuchtet. Dann liess derselbe sich in ein neues 

 ZEiss'sches Mikroskop von vorherein in den Diaphragmenträger eine 

 matte Glasplatte einfügen. Es lassen sich dann sogar sehr starke künst- 

 liche Lichtquellen in Gebrauch nehmen. — „Bei Anwendung dicker 

 Milchglasdiaphragmen oder mehrerer übereinander kann man sogar 

 directes Sonnenlicht zur Beobachtung heranziehen. Es wäre sehr vortheil- 

 haft für feinere Untersuchungen, die sich besser bei maximaler künst- 

 licher Beleuchtung als bei diffusem Tageslicht unter Anwendung der 

 stärksten Objective und Oculare ausführen lassen, wenn die Theorie 

 dieser ganzen Frage von erfahrenen Theoretikern des Mikroskops unter- 

 sucht würde. Es würde sich dann auch herausstellen, ob es vortheilhaft 

 ist, zur Abbiendung der stärksten Lichtquellen ein dickes durchscheinen- 

 des Medium oder mehrere dünne hintereinander einzuschalten." * 

 . Behrens. 



") Ref. bedient sieb zu äbnlicliem Zwecke seit langer Zeit klehier, runder 

 Glasscheiben von 13 mm Durchmesser und 2 mm Dicke. Sie bestehen aus 

 mattblauem Kobaltglase und sind auf der einen Seite gleichmässig mattgeschliffen. 

 Man legt sie gewöhnlich auf das Diaphragma des Blcndcylinders mit der matten 

 Seite nach oben, stellt die Flamme mit dem Concavspiegel ein und zieht den 

 Cylinder soweit herab (meist nur ganz wenig), bis man die gewünschte Hellig- 

 keit des Gesichtsfeldes erreicht hat. (Gfr. Beheeni^, Hilfsbuch z. Ausf. mikr. 

 Unters, p. 70). 



