III, 2. 



Referate und Besprechungen. 



231 



■f^. 



Miilassez, L., Siir los clmmbres claires cn general et sur 



une chambre claire h 4 5". (Trav. du Laborat. d'histol. 



du College de France, 1885, p. IGG; cfr. Journ. R. Microsc. 



Soc. Ser. II vol. VI, 1886, pt. 2 p. 314). 

 Malassez hat die Camera liicida vou DoYfiKE und Milne-Edwards 

 oder Nachet in der Weise modificirt, dass sie bei einer Neigung des 

 Mikroskopstatives auf 45 " das Bild senkrecht auf die Fläche, auf der 

 es gezeichnet werden soll, prqjicirt. Die DoyfiEE'sche Kammer besteht^ 

 aus zwei dreiseitigen, rechtwinkligen 

 Prismen, von denen das kleinste sich 

 über dem Oculare befindet und so 

 klein ist, dass man neben demselben 

 hindurch noch das mikroskopische 

 Bild sieht; das grössere vermittelt 

 die Spiegelung des Stiftes. Die 

 Zeichenfläche muss, um Verzerrun- 

 gen zu vermeiden, 22*5 " gegen die 

 Horizontale geneigt sein. Malassez 

 giebt nun dem grösseren, äusseren 

 Prisma einen Schraubenkopf, durch 

 welchen seine Lage zu dem kleinen 

 verändert werden kann 5 fixirt man es in der 45 "- Stellung, so ist die 

 Zeichenfläche horizontal, und der Mikroskopkörper muss um 45" geneigt 

 werden. Darf aber das Präparat nicht aus der horizontalen Lage ge- 

 bracht werden, so muss durch den Schraubenkopf der Winkel auf 18" 

 verkleinert werden. Die beistehende Figur zeigt die neue Camera in 

 ihrer äusseren Gestalt. Behrens. 



Tiirsiiii, Apparecchio microfotografico [Mikrophotographie 



scher Apparat] (II Morgagni, 1886, No. 2, p. 90). 

 An Stelle der kleinen Dunkelkammer der gebräuchlichen Apparate 

 für Mikrophotographie schlägt Tursini eine Camera obscura vor, welche 

 so gross ist, um den Operateur sowie die nöthigen Instrumente und 

 Reagentien aufzunehmen. Der Mikroskopkörper und das zu photogra- 

 phirende Präparat befinden sich ausserhalb der Kammer, das Bild wird 

 ins Innere derselben projicii-t. Nahe beim Mikroskop ist eine schiefe 

 Oeffnung angebracht, durch welche der Operateur, ohne die Kammer 

 zu verlassen, die Stellung des Spiegels, des Präparates, der Mikrometer- 

 schraube etc. reguliren kann. Auf diese Weise lässt sich die Operation 

 besser überwachen; sie giebt daher bessere Resultate. 



G. Martinolti {Torinö). 



') Cfr. DippEL, Handbuch p. 629 Fig. 441. 



Zeitschr. f. wiss. Miki-oskopie. III, 2. 



16 



