III, 3. D i p p 1 : Die apochromatisclicu Objcctive u. Compensationsocularc. 305 



durchaus nicht zu heben waren und der weiteren Vervollkommnung der 

 Mikroskope ein unübersteiglichcs Hindcrniss in den Weg stellten. Der 

 eine dieser Fehler, der unvermeidliche Rest der chromatischen 

 Abweichung beruhte auf dem, den bisher gebräuchlichen optischen Glas- 

 arten (Crown- und Flintglas) eigenen, starken Missverhältuisse der P'arben- 

 zerstreuung in verschiedenen Theilen des Spectrums , welches eine voll- 

 ständige Achromasie überhaupt unmöglich machte und die Optiker zwang, 

 sich mit einer theilweisen Achromasie zu begnügen ^ Auch in den 

 besten Objectivsystemen der neueren Zeit konnten nur zwei verschiedene 

 Farben des Spectrums zur wirklichen Vereinigung gebracht werden, 

 und es Hess die unvermeidliche Abweichung der übrigen, welche in der 

 Form des „secundären Spectrums" in die Erscheinung trat, immer 

 farbige, die Bildschärfe beeinträchtigende Zerstreuungskreise von merk- 

 licher Ausdehnung und Lichtstärke zurück. Der zweite Fehler: die 

 chromatische Differenz der sphärischen Abweichung, 

 welche in Gestalt einer mehr oder minder starken Ungleichheit der 

 chromatischen Correction zwischen der mittleren Zone und der 

 Randzone des Objectivs zum Ausdruck kam, hatte seinen Grund darin, 

 dass , soweit überhaupt praktiscli durchführbare Constructionstypen in 

 Betracht kamen, die sphärische Abweichung nur für eine Farbe 

 aufgehoben werden konnte. Demgemäss erscheinen alle Objective, wenn 

 auch die sphärische Abweichung für die mittleren Farben des Spectrnms 

 möglichst gehoben war, als für das rothe Licht sphärisch unter-, 

 für das blaue und violette Licht sphärisch überverbessert-. 



Die beiden besprochenen Abbildungsfehler, welche umso stärker 

 hervortreten, je grösser die Oeflnung der Objectivsysteme wird und bei 

 solchen von grosser numerischer Apertur die brauchbaren Vergrösse- 

 rungen auf die schon mit verhältnissmässig schwachen Ocularen erreich- 

 baren beschränken , während sie zur Erreichung scharfer stärkerer 

 Vergrösserungen die Anwendung sehr kurzer Objectivbrennweiten er- 

 forderlich machen , können nun unter zweckmässiger Benutzung der 

 neuen Glasarteu, insbesondere der Phosphat- und Boratgläser in 

 Verbindung mit verschiedenartig zusammengesetzten Kieselgläsern so 

 gut wie vollstängig beseitigt werden. Zunächst kann , wenn an Stelle 

 der bisher üblichen Verbindungen von Crown- und Flintglas solche von 

 Phosphat- und Boratglas gebraucht und die Glaspaare so gewählt 

 werden, dass in denselben entweder die sogenannte relative Dispersion 



') Dipi'EL, Haiidbucli der allgemeinen Mikroskopie p. 3(j u. f. 

 ^) DivvKi., Handbuch der allgemeinen Mikroskopie p. 222 u. f. 



21* 



